KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 57. NIO 5- 5 



nämnda fel genom att vrida vändskifvan vid vikternas omläggning så långsamt som 

 möjligt. Trots detta hafva några observationsserier måst kasseras. 



Temperaturen i våghuset har bestämts med tvenne termometrar tillhörande 

 justeringsbyrån. Den ena af dem var från R. Fuess, Berlin, och betecknad med N:o 

 265, den andra från L. Kapeller, Berlin, och betecknad P. T. R. 61512. Denna 

 senare var undersökt vid Phys. Techn. Reichsanstalt i Berlin och visade 0°,oi för högt. 

 Termometer N:o 265 komparerade vi med denna, hvarvid konstaterades, att korrek- 

 tionen för Fuess N:o 265 var mindre än 0°.oi. Vid decemberkomparationen var Fuess 

 N:o 265 upphängd till vänster i våghuset med sin reservoir i jämnhöjd med vikterna, 

 Kapeller P.T.R. 61512 på samma sätt till höger. Vid augustikomparationerna hade 

 termometrarna bytt plats. 



Fuktighetsbestämningarna utfördes med en från Meteorologiska Centralanstalten 

 lånad hygrometer från Hottinger i Ziirich. Hygrometerns angifvelser hafva kontrol- 

 lerats med en Assmans aspirationspsykrometer från Fuess, Berlin, tillhörig fysiska 

 institutionen i Uppsala. Hygrometern var densamma, som användts vid de före- 

 gående komparationerna. Tyvärr synes den hafva en ganska stor efterverkan och 

 dess angifvelser torde därför kunna vara felaktiga på 5 %. I tabellerna här nedan 

 äro ej införda afläsningarna å hygrometern utan de ur desamma beräknade värdena 

 å fuktigheten. 



För bestämningen af lufttrycket hafva vi ej haft tillgång till annan barometer 

 än en fysiska institutionen i Uppsala tillhörig aneroid från Naudet i Paris. Samma 

 aneroid har användts vid komparationerna 1894 och 1904. Af ven om det ej kan 

 nekas, att aneroiden var ett godt instrument, tillät den dock ej noggrannare afläs- 

 ningar än 0,i mm. Ett noggrannare bestämmande af lufttrycket hade varit önsk- 

 värdt. Aneroidens angifvelser hafva kontrollerats med Meteorologiska Centralanstaltens 

 normaltermometer. Vid decemberkomparationen var aneroidkorrektionen — 0,7 mm. 

 Då korrektionen till normalt3 7 ngd i Stockholm är + 0.S5 mm., erhölls sålunda baro- 

 meterståndet hänfördt till normaltyngd genom att addera : 2ö mm. till det å aneroiden 

 aflästa barometerståndet. Vid augustikomparationen var aneroidkorrektionen — 1,65 

 mm. och barometerståndet hänfördt till normaltyngd erhålles genom att draga 0,: mm. 

 från aneroidafläsningen. 



Hjälpvikter. 



På grund af den stora olikhet i sp. vikt hos riksprototypen och likarna äro 

 deras volymer ganska olika. Af deras ofvan angifna votymer finna vi, att skillnaden 

 mellan likarnas volym och riksprototypen är ungefär 75 ml. 



Likarnas viktsförlust i luft af 760 mm. och 15° C. är sålunda omkring 92 mg. 

 större än riksprototypens. Vid komparationen är det därför nödvändigt att belasta 

 likarna med hjälpvikter till ett belopp 80 å 90 mg. De hjälpvikter, som härvid an- 

 vändts vid de föregående komparationerna, kunde vi icke finna. Det var därför 

 nödvändigt att använda andra samt att bestämma dessas massor i lufttomt rum. 



