KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 57. N:0 5- 7 



[1000] = [500] + [200] + [200]'+ [100] - 1,271 k 



[500] = [200] + [200]' -t [100] - 1,gi k 



1 200]' -=[200] + 0,5ö k 



[200] = [100] + [50] + [20] + [20]'+ [10] — 1,45 k 



[100] = [50] + [20] + [20]'+ [10] + 0,39 k 



1 50] [20] + [20]'+ [10] + 0,75 k 



[20] = = [20]' 



[20] ==[10] + [10] Pt + 0,60 k + 5(V K — V Pt ) 



[10] =[10] Pt +0,6ö k + 5(V K -Vpt) 



I 10] = [5] All + [2] P| + [1]',, I- [l]" Pt r [l]'" Pt + S(V K -V An — V Pt )-2,40 l 



[5k = [2] Pt + [l]' Pt - [l]" r , + [1]'",, i 8(V Au -V Pt ) + 6,6i /. 



[2]p t -[l J P t +[l]"pt+2 ! oo l 



[2]p t =m 71,5 



[lj pt = m 35,5 



I l]" Pt = m 34,7 



[l]'" Pt = m 35,i 



Ur dessa ekvationer kunna massorna beräknas för de olika vikterna. De tre 

 hjälpvikternas sammanlagda massa blir i lufttomt rum 



[50] + [20] + [10] = 80,0593 mg. 

 och de vid känslighetsbestämningarna använda vikternas 



[5] All - 5,0837 mg. 

 [Ijpt = 0,9935 mg. 



Komparatioiieriias beräkning' ocli resultat. 



Vid komparationerna hafva, som of van nämnts, förfarits efter samma schema 

 som vid de föregående komparationerna. Sedan vikterna insatts i vågen och centre- 

 rats på skålarna, har vågen lämnats orörd någon tid, vanligen 2 a 3 timmar, för ut- 

 jämning af temperaturdifferenser i densamma. Vid de serier, som gjorts under för- 

 middagarna, hafva vikterna i regel insatts i vågen redan på kvällen dagen förut. 



Vid början af hvarje serie har först temperaturen i vågen aflästs, därefter 

 hygrometern och aneroiden samt slutligen trådkorsets läge å skalans bild, då vågen 

 var arreterad. Denna senare afläsning, som i det följande betecknas som vågens 

 nollpunkt, gjordes för att eliminera en möjlig rubbning af tuben och skalan i för- 

 hållande till vågen. Särskildt å Kontrollstyrelsens lokal, där golfvet var af trä, var 

 detta nödvändigt, ty allteftersom observatören stod på ena eller andra sidan af 



