- 2H — 



mettant de mesurer exactement l'angle d'ouverture des ob- 

 jectifs à immersion dans le liquide de l'immersion, on peut, 

 d'un seul coup d'œil, juger l'ouverture d'un objectif, éta- 

 blir d'utiles comparaisons et réduire à leur juste valeur les 

 indications souvent fantastiques que donnent les fabricants 

 sur l'ouverture de leurs objectifs. 



DEUXIÈME PARTIE 



MBSJRE DE L'OUTERTURB 



J'ai montré clairement (il me le semble, du moins), que 

 l'ouverture considérée comme le facteur théorique princi- 

 pal de la résolution et aussi de la quantité de lumière ad- 

 mise par l'objectif avec une même source lumineuse, dépend 

 non-seulement de l'angle d'ouverture, mais aussi des 

 milieux que traversent les rayons émanant de l'objet pour 

 atteindre l'objectif. 



Le coefficient ou facteur relatif au milieu étant évidem- 

 ment constant pour un même milieu, l'ouverture relative 

 de deux objectifs fonctionnant dans le même milieu ne dé- 

 pend que de leurs angles d'ouverture. Mais si le principe 

 est vrai, l'application que l'on en fait journellement est ab- 

 solument fausse et le rapport, entre les ouvertures n'est pas 

 le rapport entre les angles d'ouvertures. 



En nous reportant à la figure \ , on voit de suite, et au 

 besoin on pourrait démontrer que l'ouverture de la lentille 

 est mesurée par le rapport entre le diamètre CB et la dis- 

 tance frontale AB, et si nous appelons 2U l'angle d'ouverture 

 CAD, le rapport sera 2 sin U. Si nous comparons cet objectif 

 à un autre d'angle U' le rapport entre les deux ouvertures 

 sera j^ 7 ,, et si nous prenons pour unité l'objectif dont l'angle 

 d'ouverture est 180° ouU= 90 e la mesure de l'ouverture 

 dans ce cas sera ^^, = sin U. 



Donc, pour un mAme milieu d'immersion : air, eau ou bau- 



