- 280 — 

 et la sous-platine tournant autour de l'objet, tournent donc 

 également autour du centre de la traverse Lens. 



Gela posé, si nous dirigeons un rayon RG (fig. 7) à travers un 

 double diaphragme 00' porté par la sous-platine, ce rayon 

 atteindra l'objet sans réfraction, puisqu'il tombe normale- 

 ment à la surface de la traverse Lens, et nous pourrons me- 

 surer sur l'instrument l'inclinaison de ce rayon. 



On voit maintenant de suite comment l'on peut, avec 

 cette disposition, mesurer réellement l'angle d'ouverture. 



Voici comment le D r Blackbam conseille de faire cette 

 mesuré : 



Un objet , une diatomée, par exemple, étant bien au 

 centre du champ et au foyer de l'objectif, on incline le 

 microscope à l'horizontale. On remplace alors le miroir par 

 une petite bougie ou une petite lampe, ce qui est facile à 

 combiner. L'objet est alors directement éclairé, on fait tour- 

 ner le support d'éclairage jusqu'à ce que l'image de l'objet 

 perde sa netteté, on a alors atteint l'extrême limite des 

 rayons entrant dans l'objectif et formant une image distincte. 

 Soit a l'angle d'incidence mesuré ainsi n et n' les indices de 

 réfraction du, verre et de l'eau, 2 x l'angle d'ouverture, si 

 l'objectif est à immersion homogène on aura : 



x = a 



s'il est à immersion dans l'eau, on aura la relation 

 sin x = ~ sin a. 



Si l'objectif est à sec : 



sin x = n sin a 



Cette méthode est simple et exacte ; elle devra être em- 

 ployée autant que possible. 



Notons que si l'objectif est à sec, on peut supprimer la 

 traverse Lens et alors on aura, par une simple lecture, le 

 demi-angle d'ouverture, pourvu que la platine ne soit pas 

 trop épaisse pour arrêter les rayons extrêmes, auquel cas on 

 recourrait à la méthode générale. 



