KNALLGAS. 



189 



Fig. 56. Apparat von Cavendish zum 

 Demonstriren der Explosion von Knall- 

 gas. Die in der Wanne befindliche 

 Glocke füllt man zuerst mit 1 Vol. Sauer- 

 stoff und 2 Vol. Wasserstoff und schraubt 

 dann das andere gleichfalls mit einem 

 Hahne versehene dickwandige G-lasgefäss 

 B darauf, aus welchem vorher die Luft 

 ausgepumpt worden. Nun führt man das 

 Knallgas aus dem unteren Gefässe in das 

 obere über, schliesst die Hähne und be- 

 wirkt die Explosion durch einen Funken, 

 den man mittelst einer Leydener Flasche 

 durchschlagen lässt. Werden jetzt die 

 Hähne geöffnet so dringt das Wasser aus 

 der Wanne auch in das Gefäss B ein. 



Apparates, ausgeführt worden und wird seitdem immer dann 



wandt, wenn ein Gemisch 

 von Sauerstoff mit einem 

 brennbaren Grase in einem 

 geschlossenen Gefässe ent- 

 zündet werden soll. Man 

 benutzt jetzt zu diesem 

 Zweck, nach dem Vor- 

 gange vom Bunsen, 30 ) 

 das Eudiometer. Dasselbe ist 

 ein dickwandiges Glasrohr, 

 das der Länge nach in Mil- 

 limeter getheilt (um die 

 Höhe der Quecksilbersäule 

 zu bestimmen) und mittelst 

 Quecksilber kalibrirt ist, 

 so dass die diesen Theilun- 

 gen entsprechenden Volume 

 bekannt sind. In dem oberen 

 geschlossenen Ende des Eu- 

 diometers sind zwei Platin- 

 drähte eingeschmolzen, die 

 sich innerhalb der Eöhre 

 nicht berühren. Selbstverständlich müssen die Drähte 

 vollkommen luftdicht in das Glas eingelassen sein 31 ). 

 Mit Hülfe des Eudiometers kann man nicht nur die Vo- 

 lum-Zusammensetzung des Wassers 32 ) und den Gehalt 



Fig. 57. Eu- 



diometer d /5. 



s Eudiometers (von Bunsen) wendet man 

 eine Menge anderer Apparate an, die 

 häufig für spezielle hygienische oder technische Zwecke eingerichtet sind. Genaue- 

 res über die Methoden der Gasanalyse und der dazu benutzten Apparate findet 

 man in den Werken über analytische und angewandte Chemie. 



31) Um sich zu überzeugen, dass die Drähte gut eingeschmolzen sind, füllt 

 man das Endiometer mit Quecksilber und bringt es mit dem offenen Ende nach 

 unten in Quecksilber. Ist nun an den Drähten die geringste Oeffnung vorhanden, 

 so dringt durch dieselbe die äussere Luft allmählich ins Eudiometer und ruft ein 

 Sinken des Quecksilbers hervor. 



32) Das Eudiometer wird zur Bestimmung der Zusammensetzung brennbarer 

 Gase benutzt. Obgleich hier nicht der Ort ist die Anwendung desselben in der 

 Gasanalyse ausführlich zu beschreiben (s. Anm. 30), so soll dennoch, als Beispiel, 

 die Bestimmung der Zusammensetzung des Wassers mit Hülfe des Eudiometers 

 kurz auseinander gesetzt werden. 



In das Eudiometer bringt man reinen, trocknen Sauerstoff und wenn derselbe 

 die Temperatur der umgebenden Luft angenommen, was daran zu sehen ist, dass 

 der Quecksilbermeniskus längere Zeit an ein und derselben Stelle stehen bleibt, so 

 notirt man sich den demselben entsprechenden, so wie den Theilstrisch, bis zu 



30) Ausser der beschriebenen Form d< 

 bei Gasuntersuchungen in Laboratorien 



