190 SAUEKSTOFF UND SEINE VERBINDUNGEN. 



an Sauerstoff in der Luft 33 ) bestimmen, sondern auch eine Menge 

 von Versuchen ausführen, welche die Verbrennungserscheinungen 

 erklären. 



Mittelst des Eudiometers lässt sich z. B. beweisen, dass zur 

 Entzündung des Knallgases eine bestimmte Temperatur erforderlich 



welchem das Quecksilber in der Wanne reicht. Die Differenz dieser beiden Able- 

 sungen (in Millimetern) zeigt die Quecksilber-Höhe im Eudiometer an, welche, 

 nachdem sie auf die Höhe, die sie bei 0° einnehmen würde, gebracht ist, von 

 dem herrschenden Barometerstande subtrahirt werden muss, um den Druck zu 

 erfahren, unter dem sich der Sauerstoff im Eudiometer befindet. Nachdem auf diese 

 Weise, unter Berücksichtigung der Temperatur und des Barometerstandes, das 

 Yolum des eingeführten Sauerstoffs gemessen ist, bringt man reinen Wasserstoff 

 in das Eudiometer und misst das Gasvolum von neuem. Nun bewirkt man durch 

 einen Funken die Explosion. Zum Hervorbringen des Funkens benutzt man eine 

 Leydener Flasche, deren äussere Belegung man mittelst einer Kette mit dem einen 

 Platindrahte in Verbindung bringt, während man mit der Kugel der Flasche den 

 anderen Draht berührt. Oder man benutzt einen Elektrophor oder, was am be- 

 quemsten ist, eine kleine Ruhmkorff'sche Spirale, die den Vorzug bietet, dass sie 

 ebenso gut in feuchter, wie in trockner Luft wirkt, während die Wirkung der Ley- 

 dener Flasche und der Elektrisirmaschine in feuchter Luft aufhört. Vor der Ex- 

 plosion muss man das untere Ende des Eudiometers verschliessen (man 

 drückt dasselbe zu diesem Zwecke auf eine auf den Boden der Quecksilber- 

 wanne gelegte Gummiplatte fest auf und befestigt es in dieser Stellung), um zu 

 vermeiden, dass bei der Explosion das Quecksilber und möglicher Weise auch 

 ein Theil der Gase aus dem Eudiometer herausgeschleudert werde. Soll die Ver- 

 brennung vollständig sein, so dürfen auf 1 Volum Sauerstoff nicht mehr als 12 

 Vol. Wasserstoff oder auf 1 Vol. Wasserstoff nicht mehr als 15 Vol. Sauerstoff 

 kommen, weil bei zu starkem Vorherrschen eines der Gase überhaupt keine Ex- 

 plosion erfolgt. Am besten nimmt man ein Gemisch von einem Volum Wasserstoff 

 und einigen Volumen Sauerstoff. Bei der Explosion entsteht natürlich Wasser und 

 das Volum (oder die Tension) wird geringer, so dass beim Oeffnen des Eudiome- 

 ters das Quecksilber darin aufsteigt. Beim Messen des zurückgebliebenen Gases 

 muss die Tension des Wasserdampfs in Betracht gezogen worden (Kap. 1. Anm. I). 

 Bleibt wenig Gas zurück, so wird das entstandene Wasser genügen, um das Gas 

 vollständig mit Wasserdämpfen zu sättigen. Bleibt dagegen viel Gas zurück, so kann 

 dasselbe möglicher Weise ungesättigt bleiben. Ist dies der Fall, so muss in das 

 Eudiometer etwas Wasser eingeführt werden. Mit Wasserdampf gesättigt ist das 

 Gas dann, wenn an den Wänden des Eudiometers Wassertropfen zu sehen sind. 

 Von dem Atmosphärendruck, unter dem das zurückgebliebene Gas gemessen wird, 

 muss der Druck des dieses Gas bei der Versuchstemperatur sättigenden Wasser- 

 dampfes abgezogen werden. (Kap. 1. i^nm. 1). 



Auf die soeben beschriebene Weise ist im Eudiometer zum ersten male die 

 Zusammensetzung des Wassers von Gay-Lussac und Humboldt mit ziemlich grosser 

 Genauigkeit bestimmt worden. Aus ihren Bestimmungen zogen diese Forscher den 

 Schluss, dass das Wasser aus zwei Volumen Wasserstoff und einem Volum Sauer- 

 stoff besteht. Bei jedem Versuche, zu dem sie eine grössere Menge Sauerstoff nah- 

 men, bestand das nach der Explosion zurückbleibende Gas aus diesem letzteren, 

 während bei einem Ueberschuss von Wasserstoff, — Wassertoff zurückblieb. Nur 

 wenn beide Gase genau in dem angegebenen Verhältnisse genommen wurden, blieb 

 nach der Explosion weder Sauerstoff, noch Wasserstoff zurück. Durch diese J3e- 

 stimmungen war die Zusammensetzung des Wassers endgiltig festgestellt worden. 



33) Ueber diese Anwendung des Eudiometers vergi. das Kapitel über Stickstoff. 



