ATMOSPHÄRISCHE LUFT. 259 



Sauerstoff zu entziehen, ohne dabei andere gasförmige Produkte 

 auszuscheiden. Eine alkalische Lösung von Pyrogallol C 6 H 6 3 z. 

 B. 19 ) absorbirt schon bei gewöhnlicher Temperatur sehr leicht 

 Sauerstoff (und schwärzt sich hierbei), taugt aber nicht für genaue 

 Analysen, weil sie ihrer alkalischen Eigenschaften wegen die 

 Zusammensetzung der Luft noch in andrer Weise verändert 20 ) 

 (durch Absorption von CO 2 ). Bei annähernden Sauerstoff-Bestim- 

 mungen jedoch erhält man mit Hülfe dieser Lösung vollkommen 

 befriedigende Zahlen. 



Viel genauere Eesuitate ergeben die Bestimmungen im Eudio- 

 meter (Kap. III.), natürlich unter der Voraussetzung, dass bei den 

 Messungen alle erforderlichen Korrekturen bezüglich Druck, Tem- 

 peratur und Feuchtigkeit angebracht werden. Man misst im 

 Eudiometer ein bestimmtes Volum Luft ab, führt dann ein 

 ungefähr gleiches Volum trocknen Wasserstoffs ein, misst wieder 

 und bewirkt die Explosion des Gasgemisches auf dieselbe Weise, 

 wie bei den Bestimmungen der Zusammensetzung des Was- 

 sers. Darauf misst man das Volum des zurückgebliebenen Gases, 

 welches natürlich geringer sein wird, als das bei der zweiten 

 Messung bestimmte Volum. Diese Volumabnahme wird der Menge 

 des (aus 2 Vol. Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff) entstandenen 

 Wassers entsprechen und ! 3 derselben folglich die Sauerstoff- 

 menge angeben, die in dem zur Analyse genommenen Luftvolum 

 enthalten war 21 ). 



Die genaueste, mit den wenigsten Fehlern behaftete Methode 

 der Luftanalyse besteht in der möglichst direkten Wägung des 

 Sauerstoffs, Stickstoffs, Wassers und der Kohlensäure, welche die 

 Luft bilden. Zu diesem Zwecke wird die zu analvsirende Luft 



19) Aus einem bestimmten Luftvolum kann man allen Sauerstoff durch feuchten 

 Phosphor entfernen; man erkennt die vollständige Absorption an dem Aufhören des 

 Leuchtens des Phosphors im Dankein. Die Menge des auf diese Weise absorbirten 

 Sauerstoffs erfährt man durch Messen des zurückgebliebenen Stickstoffs. Die hier- 

 bei erhaltenen Resultate können aber nicht genau sein, da ein Theil der Luft vom 

 Wasser gelöst wird und der Stickstoff sich theilweise mit Sauerstoff verbindet; aus- 

 serdem werden beim Einführen und Entfernen des Phosphors immer Luftbläschen 

 mit eingeführt und endlich werden die vielen erforderlichen Korrekturen (bezüglich 

 Feuchtigkeit, Temperatur, Druck) leicht zu Fehlerquellen. 



20) Namentlich bei schnell und annäherungsweise auszuführenden Analysen (bei 

 technischen und hygienischen Unlersuchnngen) ist ein solches Gemisch sehr 

 bequem zur Bestimmung des Sauerstoff-Gehalts in Gasgemischen, aus denen vorher 

 die durch Alkalien absorbirbaren Bestandteile entfernt wurden. Nach einigen An- 

 gaben soll aber bei der Absorption von Sauerstoff aus dieser Lösung etwas Kohlen- 

 oxyd entstehen. 



21) Genaueres über die eudiometrische Analyse, ebenso wie über andere analy- 

 tische Methoden, ist in den Lehrbüchern der analytischen Chemie nachzulesen, wor- 

 auf schon im Kap. 3 Anm. 32 hingewiesen wurde. Die Handgriffe der Analyse 

 werden im vorliegenden Werke nur in so weit beschrieben, als zum Hinweis auf 

 die verschiedenen Arten der chemischen Untersuchungsmethoden erforderlich ist. 



17* 



