602 KALIUM, KUBIDIUM, CÄSIUM, LITHIUM. 



Flächen des Brechungswinkels des Prismas gerichtet sind. An dem 

 vom Prisma abgewendeten Ende des Rohrs A befindet sich ein ver- 

 tikaler Spalt H zum Durchlassen des zu untersuchenden Lichtes, 

 dessen Strahlen in diesem Rohre (dem Kollimator) eine parallele 

 Richtung erhalten, dann auf das Prisma E gerichtet und in dem- 

 selben gebrochen und zerstreut werden. Das hierbei entstehende 

 Spektrum beobachtet man durch das Sehrohr B. Das dritte Rohr C 

 enthält (an seinem Ende F) eine auf durchsichtigem Glase hori- 

 zontal angebrachte Skala, welche besonders beleuchtet wird (mit- 

 telst eines Grasbrenners oder einer Kerze, die in der Figur nicht 

 abgebildet sind). Das Bild dieser Skala wird von der Fläche des 

 Prismas, vor welcher sich das Sehrohr B befindet, in der Weise 

 reflektirt, dass es zugleich mit dem Spektrum der zu untersuchen- 

 den Lichtquelle durch das Sehrohr beobachtet werden kann. Lässt 

 man durch den Spalt des Rohres A das Sonnenlicht eindringen, so 

 wird dem durch die Oeffnung G in das Sehrohr schauenden Beobachter 

 das Sonnenspektrum mit den dunkeln Fraunhofer 'sehen Linien er- 

 scheinen (wenn der Spalt eng genug und der Apparat richtig einge- 

 stellt ist 24 ). Kleinere Spektralapparate sind gewöhnlich in der Weise 

 eingestellt, dass man rechts den violetten und links den rothen Theil 

 des Spektrums erblickt und die Fraunhofer'sche Linie D (des gel- 

 ben Theils des Spektrums) am 50-ten Theilstriche des Skala er- 

 scheint 25 ). Wird in solchem Apparate das Licht, welches ein glü- 

 hender fester Körper ausstrahlt, z. B. das Drummond'sche Kalk- 

 licht, beobachtet, so sind alle Farben des Sonnenspektrums, nicht 

 aber die Fraunhofer'schen Linien zu sehen. Stellt man dagegen 

 vor den Spalt H des Spektralapparates eine nicht leuchtende 

 Flamme, die an und für sich kein sichtbares Spektrum gibt (eine 

 Gasflamme oder die blasse Flamme von Wasserstoffes, das man 



24) Jeder spektroskopischen Beobachtung muss offenbar ein genaues Einstellen 

 aller Theile des Apparates vorausgehen, damit das in demselben erhaltene Bild 

 möglichst deutlich sei. Einzelheiten über die praktische Handhabung der Spektral- 

 apparate sind gleichfalls in speziellen Werken zu suchen. Hier müssen wir einige 

 Vertrautheit des Lesers mit den wichtigsten physikalischen Daten über Lichtbre- 

 chung, Lichtzerstreuung, Diffraktion voraussetzen, sowie die Kenntniss der Theorie 

 des Lichtes, welche es erlaubt die Wellenlängen bestimmter Lichtstrahlen in abso- 

 lutem Maasse auszudrücken, auf Grund von Beobachtungen mit Hilfe von Diffrak- 

 tionsgittern, bei denen die Entfernungen zwischen den Theilstrichen sich leicht in 

 Theilen eines Millimeters bestimmen lassen. 



25) Was die Dimensionen der Skala anbetrifft, so ist zu bemerken, dass gewöhn- 

 lich das Spektrum von Null (wo das rothe Licht anfängt) bis zum 170-sten Theil- 

 striche (wo das Ende des sichtbaren violetten Theiles liegt) reicht und dass die 

 äusserste breite Fraunhofer'sche Linie A im rothen Theile dem 17-ten Theilstriche, 

 die im Anfang des blauen, nahe am grünen Theile liegende Linie F dem 90-ten 

 und die Linie G, welche noch deutlich am Anfange des violetten Theiles sichtbar 

 ist, dem 127-ten Theilstriche der Skala entspricht. 



