QUECKSILBER. 



717 



nach an Silber erinnert 15 ). Bei — 39° erstarrt es zu einem häm- 

 merbaren, krystallinischen Metalle. Das spezifische Gewicht des 

 Quecksilbers ist bei 0°=13.596 und bei — 40°, im starren Zustande, 



15) Das Quecksilber wird zuweilen direkt von den Fabriken (in eisernen etwa 

 35 Kilogr. fassenden Flaschen) in vollkommen reinem Zustande geliefert, aber in 

 den Laboratorien nimmt es bald durch den Gebrauch (in Wannen, beim Kalibriren 

 u. s. w.) verschiedene Beimengungen auf. Mechanisch lässt sich Quecksilber in der 

 Weise reinigen, dass man es durch ein in einen Trichter eingelegtes Papierfilter, 

 das an der Spitze eine feine mit einer Nadel durchstochene Oeffnung hat, langsam 

 durchfliessen lässt, wobei die Verunreinigungen auf dem 

 Filter bleiben. Zuweilen presst man es durch Sämischle- 

 der oder durch Holz (wie in dem bekannten Ver- 

 suche mit der Luftpumpe). Metalle lassen sich aus dem 

 Quecksilber mittelst schwacher Salpetersäure entfernen, 

 wenn man dasselbe in kleinen herabfallenden Tropfen 

 (aus der feinen Oeffnung eines Trichters) durch eine 

 hohe Schicht der Säure durchgehen lässt; die Reinigung 

 gelingt auch durch Zusammenschütteln mit Schwefelsäu- 

 re und Luft. Die vollständige Reinigung des Quecksil- 

 bers für Barometer und Thermometer kann aber nur in 

 einem luftleeren Räume erreicht werden. Zu diesem 

 Zwecke benutzt man in den Laboratorien meistens den 

 Apparat von Weinhold, dessen Schema die beigegebene 

 Figur 127 zeigt. Derselbe besteht aus dem Gefässe A, 

 durch dessen Boden das Glasrohr ab geht, über welches 

 das in die Kugel B auslaufende breitere Rohr cd gestülpt 

 ist. Aus dem Gefässe C (das dem Mariotte'schen ähnlich 

 ist) fliesst das Quecksilber durch das Rohr h dann aus, 

 wenn das Niveau in A sinkt. Wenn aus der mit einer 

 Quecksilberpumpe verbundenen Oeffnung f die Luft aus- 

 gepumpt wird, so steigt in dem ringförmigen Räume 

 zwischen den Röhren ab und cd das Quecksilber wie in 

 einem Barometer, bis es das Niveau m erreicht, wenn 

 mn der Barometerhöhe gleich ist. Das den unteren Theil 

 der Kugel B füllende Quecksilber wird nun mit Hülfe 

 eines ringförmigen Brenners, welcher auf der Figur durch 

 XT angedeutet ist, erhitzt, jedoch nur so weit, dass 

 das Quecksilber nicht ins Sieden kommt, sondern nur 

 an seiner Oberfläche stark verdampft. Die Quecksilber- 

 dämpfe verdichten sich in dem Rohre ab, das von dem 

 nicht erwärmten, im ringförmigen Räume ab, cd befind- 

 lichen Quecksilber abgekühlt wird, und fallen tropfen- 

 weise in diesem Rohre herab. Der untere Theil dieses 

 durch das Gefäss A gehenden Rohres ab ist länger, als 

 die Barometerhöhe und endigt mit der Biegung gr. Da 

 vor dem Auspumpen der Luft das Ende r dieser Biegung Fig . 127 . Apparat von Wein . 

 m Quecksilber getaucht ist, so befindet sich das Queck- hoid zur Destination von Quecek- 

 silber von r bis zum Niveau unter denselben Bedingungen, silber im lu 4 ™ eeren Raume - 

 wie in einem Barometer, so dass in dem Maasse wie 



das überdestillirende Quecksilber sich im Rohre ab ansammelt aus der Oeff- 

 nung r Quecksilber ausfliesst. Letzteres wird in dem Gefässe E aufgesammelt, 

 welches durch das (mit CaCP gefüllte) Trockenrohr F zum Abhalten der Luft- 

 feuchtigkeit geschlossen ist. Soll das Quecksilber vollständig trocken sein, 



