— 223 — 



mettront. Les Stands présentent, en effet, toute facilité pour 

 l'installation et le maniement des condenseurs, leur platine 

 mécanique permet le repérage facile des sujets rares dans 

 les préparations, les mouvements mécaniques sont parfaits, 

 le prix est malheureusement élevé. Les Stands de Ross, 

 construits sur le type Zeutmayer, nous semblent préférables 

 aux autres, cependant on en aura de très bons et un peu 

 meilleur marché chez Swift. 



Les objectifs anglais sont infiniment supérieurs aux 

 objectifs du continent, mais coûtent le triple au moins. 

 Pour l'étude des Diatomées ils sont incomparables. Je me 

 sers généralement d'un 1/4 de Swift et d'un 1/8 New formula 

 de Powell et Lealand, qui sont tous deux hors ligne. Si la 

 dépense n'effraie pas trop, il sera bon d'ajouter un 1/1 6 e ou 

 un 1/1 8 e à immersion homogène, qui servira dans le cas où 

 un fort grossissement est nécessaire. Pour le 1/8 e il me 

 semble préférable d'employer un objectif à sec ou à l'eau à 

 un objectif à l'huile, les ennuis de la manipulation de ce 

 liquide devant restreindre au minimum les cas où on se 

 risquera à l'employer. 



L'objectif 1 /8 e de Powell, aidé du condensateur de Zeiss 

 uni à la préparation au moyen de glycérine, permet la réso- 

 lution de V Amphipleura dans le baume, il est donc parmi 

 les plus recommandables et ses avantages me semblent 

 devoir faire passer sur les ennuis de l'immersion. 



Pour les objectifs de faible pouvoir, de un pouce ou un 

 demi -pouce, il sera préférable de les acheter en France ; la 

 supériorité des objectifs similaires anglais n'étant nullement 

 en rapport avec la surélévation des prix. 



Parmi les nombreux condensateurs que j'ai essayé, celui 

 qui m'a donné les meilleurs résultats, surtout au point de 

 vue de la commodité de l'emploi est celui du docteur Abbe, 

 qui, malheureusement, se monte difficilement sur les instru- 

 ments anglais, par suite de l'épaisseur de leur platine méca- 

 nique. Le modèle que Zeiss construit pour les modèles an- 



