- 225 - 



EMPLOI DU MICROSCOPE. 



Si rien n'est plus facile que d'employer le microscope sous 

 la forme habituelle que nous lui connaissons en France, il 

 n'en est pas de même lorsque l'instrument se complique 

 d'accessoires qui ne produiront aucun bon effet s'ils ne sont 

 pas convenablement employés. Aussi , au début , on perd 

 beaucoup de temps à régler la lumière et le condenseur, et 

 il me semble utile d'indiquer ici la marche à suivre pour 

 arriver rapidement au but désiré. 



La lampe doit être munie d'une mèche plate et tournée 

 de manière que le petit côté de la flamme regarde le mi- 

 croscope. 



Le microscope étant muni d'un oculaire et d'un objectif 

 faible et de son condenseur, est placé sur la table et incliné 

 de manière à ce que l'on puisse observer commodément. La 

 lampe est haussée et inclinée, si la construction le permet, 

 de manière que la flamme vienne éclairer le miroir placé 

 dans l'axe du condenseur. 



Le condenseur est haussé jusqu'à la position que l'on sait 

 correspondre approximativement à son foyer pour une pré- 

 paration d'épaisseur courante, l'objectif descendu d'une façon 

 analogue et on s'assure que la lumière traverse le système. 

 On opère alors dans l'ordre suivant : 



\° Centrage du condenseur. Il s'obtient en recouvrant la 

 lentille supérieure du petit couvercle ad hoc et en amenant 

 le trou central de ce couvercle au milieu du champ en agis- 

 sant sur les vis de centrage de la sous-platine ou du nez du 

 microscope. Ce centrage est important et doit être vérifié de 

 temps en temps, les mouvements du diaphragme, les chocs 

 que le condenseur peut recevoir par accident de la part du 

 chariot de la platine étant sujets à le déranger. 



2° Mise au foyer du condenseur. Pour obtenir cette mise 

 au foyer, on dépose sur la platine une préparation que l'on 



