"70 
B à l’aide d’une vis V à large tête plate, qui lui permet de 
tourner autour de ce point comme centre. Cette platine 
est une plaque de cuivre, épaisse de 3 millimètres, 
noircie à sa partie supérieure et munie de deux ouver- 
tures b et c dont les centres se trouvent sur une même 
circonférence ayant pour rayon d b. Par suite de cette dis- 
position, les diatomées à aligner se trouvant sur un cover 
fixé en c, tandis que le cover sur lequel on les aligne repose 
en b, il est facile, après avoir pris avec un poil emmanché et. 
sous le doublet, une diatomée, de faire exécuter un mou- 
vement de rotation à la plaque et de déposer cette diatomée 
à une place qui reviendra se présenter à chaque nouveau 
mouvement. Il est bon que cette platine tournante soit assez 
grande pour que, lorsqu'une diatomée s’échappe par un 
mouvement trop brusque du poil, on puisse la retrouver 
par un déplacement horizontal du doublet. | 
Pour fixer les covers sur la plaque de cuivre, j’emploie 
un petit morceau de parafine que je fonds à l’aide d’une 
petite tige en fer emmanchée G, chauffée légèrement à la 
lampe à alcool. Rien n’est plus facile que d'enlever ces 
covers, lorsque lopération est terminée en les prenant avec 
une pince ou en les chauffant de nouveau. Il va sans dire 
que l’orifice le plus petit de la platine est destiné au cover 
sur lequel on aligne les diatomées, l’étroitesse de Pouverture 
permettant de placer exactement au centre les diatomées, 
puisqu'on aperçoit dans le champ de vision toute la circon- 
férence. On ne s’étonnera pas de l’absence de miroir 
réflecteur au-dessous de la plaque, car les diatomées de 
grande dimension s’aperçoivent plus facilement et se 
cueillent aussi plus aisément lorsqu’elles sont sur fond noir. 
En effet, je colle sous la platine un morceau de papier noir 
qui ne laisse passer aucun rayon lumineux. Il se peut, du 
reste, que le miroir devienne nécessaire, et, dans ce cas, un 
petit miroir N peut se fixer à volonté sur la planchette et 
s’enlever lorsqu'il n’est plus utile. 
