RME Re 
Lorsqu'il s’agit du triage d'espèces très petites, ou, ce qui 
est le cas le plus fréquent, lorsqu’on veut isoler une ou deux 
diatomées d’un mélange, il devient indispensable d’avoir 
recours aux grossissements du microscope composé : 100 à 
150 diamètres L'appareil précédent étant insuffisant, on doit 
le modifier tout en conservant la partie la plus importante, 
la platine touraante. Voici le petit appareil qui nous a donné 
les meilleurs résultats (fig. 3) : 
Une plaque de cuivre rectangulaire À, épaisse de 2 milli- 
mètres, longue de 90, large de 35, percée au centre d'une 
ouverture de 16 millimètres, porte sur un côté un secteur 
de cuivre B analogue au secteur C du grand appareil, mais 
plus petit que lui. De même que l’autre, ce secteur tourne 
autour de son centre et porte deux ouvertures dont les centres 
sont sur une même circonférence autour du point B, coïnci- 
dant aussi avec le centre de la plaque de cuivre. L'usage de 
cette plaque est le même que dans le cas précédent, elle se 
fixe sur la platine du microscope composé et se maintient à 
l'aide des valets. 
Pour permettre au poil emmanché, avec lequel on recueille 
les diatomées, d'exécuter des mouvements assez petits et 
assez précis sous les objectifs d’un grossissement ordinaire, 
les mouvements de la main étant trop saccadés, il a été 
nécessaire d'utiliser le principe de l’ingénieux appareil de 
M. Chàälon, professeur à Namur, et qui consiste en une 
pince en cuivre dont les mâchoires percées serrent, tout en 
la laissant libre de tourner autour de son centre, une 
petite sphère de cuivre dans laquelle glisse la tige formant 
le poil. | 
Sur un collier C (fig. 4) portant une ouverture dans 
laquelle peut passer le pas de vis d’un objectif de un pouce, 
qui le serre ainsi au tube du microscope, se trouve une 
sphère G dans laquelle une tige T peut monter et descendre 
et être fixée par le bouton à vis V, à l'extrémité inférieure de 
laquelle la sphère du professeur Châlon et la tige du poil sont 
