Lt PE es 
pincées et peuvent tourner librement. Tel est l’appareil 
qui, se montant sur le microscope, a lPavantage de ne pas 
se déplacer avec la grande plaque de cuivre perdant lé 
triage des diatomées. Les mouvements du poil sont en 
raison inverse de la longueur du bras de levier opposé. En 
même temps ils seront renversés, ce qui n’aura pas d’incon- 
vénient, puisque le microscope redressera ces mouvements. 
Cependant le mouvement en avant de la tige sera inverse, 
aussi faut-il une certaine habitude pour s’en servir aisé- 
ment. 
Les diatomées sont prises dans le tube à provision à l’aide 
d’une pipette I (fig. 4), et une goutte plus ou moins grosse 
du liquide, suivant l’abondance ou la rareté des diatomées, 
est déposée sur le cover mis sur la plaque en platine M. On 
les chauffe à la lampe à alcool et, après évaporation, on les 
calcine comme pour les préparations ordinaires. Il est plus 
facile parfois de les saisir lorsqu'elles sont très sèches que 
lorsqu'une légère humidité les fait adhérer à la lamelle. 
Les instruments que nous venons de décrire sont loin de 
donner les résultats d'instruments plus précis dont se 
servent les préparateurs et entre autres J.-D. Moller. Le 
« Mechanical finger, » de Zentmayer, n’était son coût trop 
élevé, devrait se trouver chez tout amateur qui tiendrait à 
composer des groupes de diatomées alignées symétrique- 
ment. 
Préparations au baume. — Un cover très propre, préala- 
blement fixé à l’aide d’un peu de parafine sur l’orifice de la 
platine tournante G, fig. 4, ou O, fig. 3, reçoit en son centre . 
une petite goutte d’une solution de gomme bien pure dans 
de l’eau distillée ; on l'y dépose à l’aide d’un petit pinceau. 
La solution de gomme se compose d’une grosse goutte de 
gomme arabique épaisse dans 15 c. c. d’eau distillée. La 
gélatine donne peut-être de meilleurs résultats. : Lorsque 
cette couche est sèche, ce que l’on obtient très rapidement 
