— 147 — 
Histoire sommaire du microscope composé 
et de ses récents perfectionnements, 
Par M. PERAGALLO, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 
I. —— LES PREMIERS MICROSCOPES ACHROMATIQUES. 
Le microscope composé ne date que de l'invention de 
l’achromatisme; jusque-là l’imperfection des lentilles et 
les erreurs résultant de leur emploi étaient telles que les 
savants préféraient la loupe, ou microscope simple, à un 
instrument plus puissant, mais sur les renseignements du- 
quel on ne pouvait compter; et en fait les beaux travaux 
de Leuwenhoek et de bien d’autres observateurs furent 
faits avec des lentilles simples qu’ils fondaient et enchäs- 
saient souvent eux-mêmes. 
Dès 1762, cependant, le hollandais Herman Van Deyl 
achromatisa un objectif de lunette, et, en 1771, Euler dans 
sa Dioptrique, fit une théorie de l’achromatisation des 
objectifs de microscope ; mais ses idées ne purent être 
mises en pratique. En fait, il importe de se rendre 
compte, qu’aurait-on fourni, même au commencement 
de ce siècle au plus habile opticien, les dessins ou le 
modèle d’un de nos objectifs modernes, que les moyens 
lui auraient fait défaut pour le construire au moins d’une 
façon continue et commerciale. Il en eût été de même pour 
le mécanicien qui eut voulu entreprendre la construction 
de stands ou parties mécaniques de microscopes analogues 
à ceux que l’on produit couramment de nos jours. 
En 1893, Vincent et Charles Chevalier construisirent, pour 
Selligue, un microscopè relativement achromatique ; le ré- 
sultat était médiocre, mais il encouragea Charles Chevalier 
à reprendre les travaux d’Euler sur la question et, en 1824, 
la première lentille achromatique était construite, elle avait 
