— 148 — 
quatre lignes de foyer, deux lignes de diamètre et une ligne 
d'épaisseur au centre. 
En 1825, Vincent et Charles Chevalier présentèrent à 
l’Académie des sciences un microscope achromatique qui 
fut l’objet d'un rapport très favorable. L'objectif se compo- 
sait de trois paires de lentilles séparément achromatiques, 
et ce plan fut suivi pendant une quinzaine d'années jus- 
qu’en 4855, époque où Amici montra que l’on pouvait pro- 
duire une combinaison achromatique de plusieurs lentiiles 
sans achromatiser séparément chacune d'elles. 
Pendant ce temps, les constructeurs étrangers rn’étaient 
pas restés inactifs et les objectifs construits en Allemagne, 
en Angleterre et en Italie, n'avaient rien à envier aux ins- 
truments construits en France. 
En même temps que les objectifs, les constructeurs 
avaient perfectionné les stands ou corps de microscopes ; 
et le microscope horizontal construit en 4827 par Amici, 
était ingénieux et fut imité par tout le monde. Il était ce- 
pendant établi sur des principes qui aujourd’hui ne suppor- 
tent guère l’examen. Le tube en était coudé, ce qui paraissait 
alors d’une grande commodité ; cependant, si le microscope 
strictement vertical est souvent incommode, le microscope 
strictement horizontal l’est encore plus. De plus, l’introduc- 
tion d’un prisme sur le trajet des rayons est une compli- 
cation et une cause de perte de lumière. Le mouvement 
lent était obtenu en faisant mouvoir la platine, ce qui lui 
Ôtait de la stabilité. Ces défauts sautèrent bientôt aux yeux 
des observateurs et des constructeurs, qui furent alors ame- 
nés à rendre la platine absolument fixe et à faire agir la 
vis micrométrique sur le tube du microscope lui - même. 
L’instrument qui résulta de ces recherches et qui fut cons- 
truit, surtout en France et en Allemagne, sous le nom de 
microscope à tambour ou à niche, n’a été détrôné qu’il y a 
vingt ou vingt-cinq ans par nos formes actuelles, à la suite 
de l'élargissement de l’angle d'ouverture des objectifs. Il est 
