= ff, = 
donner les angles actuels des objectifs de Ross qui sont: 
25° pour ceux de À pouce 
80° pour ceux de 1/2 
130° pour ceux de 1/5 
A40° pour ceux de 1/8 
425° pour ceux de 1/12 
En même temps les opticiens augmentaient l’ouver- 
ture de leurs objectifs, et pour obtenir ce résultat, ils chan- 
geaient leurs méthodes de construction. Ces modifications 
ont porté sur deux points principaux, modification aux 
conditions de fonctionnement de l'objectif et aux combi- 
naisons elles-mêmes. 
Déjà l’élargissement de l’ouverture avait mis en évidence 
les perturbations causées par le verre couvreur et néces- 
sité l'emploi d’un dispositif destiné à le corriger de ces per- 
turbations, par la modification des distances relatives des 
lentilles de la combinaison. Mais un perfectionnement au- 
_trement important résultait des travaux d’Amici et de l’in- 
vention de l'immersion. | 
Amici reconnut que si on interposait entre l'objectif 
et le verre couvreur, un liquide de même indice de 
réfraction, on évitait la brusque déviation des rayons au 
sortir du verre; on gagne donc beaucoup, soit en clarté 
soit en résolution, en même temps que lon obtient une 
distance frontale plus considérable. Amici ne réussit pas à 
appliquer sa théorie dans son entier et se borna à construire 
des objectifs à immersion dans l’eau. Le résultat fut cepen- 
dant remarquable, mais ce n'est que tout récemment que le 
D: Abbe réussit à faire construire par Zeiss des objectifs à 
immersion dans l'huile de cèdre, dont l'indice de réfraction 
et le pouvoir dispersif se rapprochent de ceux du verre. Ces 
objectifs d'une perfection remarquable ont été égalés, même 
surpassés, par ceux que construisent aujourd’hui Powell et 
Lealand et Tolles, et qui peuvent passer pour les instruments 
les plus parfaits dont «la science a armé le microscope. » 
