ee  —— 
bonne fabrication sont-ils montés à prisme, c'est-à-dire que 
_la colonne intérieure, au lieu d’être cylindrique, est prisma- 
. tique, à section généralement triangulaire ; la colonne enve- 
_loppante, cylindrique à l’extérieur, est intérieurement pris- 
Li 
Cr Te TT 
Fig. 1. — Microscope grand modèle no 1, de M. Nachet. 
matique et son contact parfait avec la pièce fixe est assuré 
par la pression d’un fort ressort plat. L’usure est ainsi com- 
pensée à mesure qu'elle se produit. 
Ce mouvement lent est excellent, robuste et ne se dérange 
jamais quand il est bien construit ; il a cependant un vice de 
construction théorique qui l'empêchera toujours d’atteindre 
