146 
mais qui n’a aucun rapport avec ce que l’on entend en An- 
gleterre par microscope de première classe. C'est un instru- 
ment exclusivement scientifique qui, sauf les objectifs, ne 
peut recevoir aucune addition, aucun appareil autre que 
ceux avec lesquels il est fourni; on peut même dire que 
comme instrument purement scientifique, il présente quel- 
ques inutilités, aussi les opticiens construisent générale- 
ment un grand modèle n° 2 qui est leur vrai instrument de 
vente. 
Cet instrument (fig. 2), ne diffère guère des premiers que 
par l’absence de la platine mobile et de la sous-platine qui 
est remplacée par un tube glissant à frottement doux dans 
un autre tube fixe que l’on peut mettre sous la platine ou 
enlever facilement lorsqu'on 
n’en a pas besoin. Ce tube fixe 
est muni d’un dispositif élé- 
mentaire de centrage suffisant 
cependant pour ;’usage auquel 
il est destiné (fig. 3). 
Etant donné que les plati- 
nes mobiles sont généralement 
mal construites sur le conti- 
nent, que les sous-platines des 
: Figure 3. — Porte-diaphragme à 
grands modèles continentaux coulisse des instruments, de M. Na- 
n’ont pas grand chose à rece- chet. 
voir, on peut sans inconvénient, dans un instrument scien- 
tifique, se passer de la platine mobile et se contenter du tube 
porte-diaphragme. On aura alors pour un prix relativement 
modique un instrument scientifique parfait, commode, s0- 
lide et transportable, accompagné d’objectifs qui , sans être 
des chefs-d’œuvre, sont suffisants pour toutes les recher- 
ches scientifiques les plus délicates (en mettant de côté, 
bien entendu, l'étude des Diatomées que d’ailleurs les sa- 
vants ne veulent pas admettre dans leur domaine). Dans ces 
conditions, à notre point de vue, l’instrument est à peu près 
