— 167 — 
truits droits, l’inclinaison ne s'est présentée que comme un 
perfectionnement accessoire et est, encore aujourd’hui, 
loin d’être générale. 
La pièce creuse dont il vient d’être parlé, porte en dessous 
le miroir, en avant la platine et la monture de la sous-pla- 
tine, et dans son intérieur glisse une tige qui porte le tube 
optique. Le glissement de cette pièce est conduit par une 
crémaillère à double pignon qui soulève tout l’ensemble, 
tube et mouvement lent, de la même façon que chez nous ie 
mouvement lent soulève tout l’ensemble tube et mouvement 
rapide. Seulement, ici, ce mécanisme n’est pas fixé sur la 
platine, mais en est indépendant. De sorte que la platine 
tourne seule sous le tube qui est fixe ; nous reviendrons tout 
à lheure sur ce fait, en parlant de la platine. 
Au-dessus de la tige à crémaillère est fixée une pièce 
horizontale creuse, sur avant de laquelle est vissé le ou les 
tubes et dans l’intérieur de laquelle est logé le levier du 
mouvement lent. | 
Ce mouvement lent n’agit pas comme chez. nous sur tout 
le tube, mais seulement sur le nez, ou partie inférieure du 
tube qui porte l’objectif, qui seul est élevé ou abaissé. Ce 
mouvement est obtenu par un levier actionné par une vis 
micrométrique placée à Pextrémité de la pièce horizontale 
opposée au tube optique. Un ressort intérieur assure le con- 
tact du nez et du levier. 
Ce mouvement lent « Nationnal » a quelques avantages et 
beaucoup de défauts. Son principal avantage est qu’il est 
très sensible et très doux, n’agissant que sur des pièces de 
faible poids ; son principal défaut est qu'il doit être ajusté 
avec la plus grande précision pour bien fonctionner sans 
prendre du jeu. En outre, comme en fonctionnant il allonge 
ou raccourcit le tube, le grossissement change en consé- 
quence constamment. Cependant on peut, dans les opéra- 
tions micrométriques, tenir compte de ces changements, la 
tète de la vis micrométrique étant graduée et se mouvant 
