ES 
= AGDE — 
d'exagérer l'importance dans les traités du microscope écrits 
chez nous, est en réalité peu gênant, les mouvements méca- 
niques de la platine permettant de ramener constamment et 
facilement l’objet au centre de la rotation. Si cependant on 
employait une platine non mécanique , il serait commode 
d’avoir un système de centrage appliqué soit à la platine 
soit au nez du tube. La rotation de la platine s’effectue sou- 
vent au moyen d’un pignon agissant sur une crémaillère 
circulaire. On peut débrayer le pignon lorsque l'on veut 
tourner à la main. 
Sur l’anneau mobile de la platine se trouve un système 
de charriots admirablement construits permettant de dépla- 
cer la préparation dans les deux sens. Les platines anglai- 
ses, surtout les anciennes, ont une grande épaisseur, mais 
les pièces qui les composent sont évidées de telle sorte 
qu’une lumière très oblique peut être dirigée sur la prépa- 
ration. Dans ces derniers temps, sous l'influence des idées 
américaines, on a tendu à en réduire beaucoup l'épaisseur ; 
pourtant un des meilleurs et des plus sûrs moyens d’obtenir 
une lumière aussi oblique que l’on voudra étant d'employer 
un bon condensateur, l'épaisseur de la platine n’a qu’une 
influence restreinte (4). 
Sous la platine peut généralement se mettre et s’enlever 
un « Iris diaphragm » formé de lames de laiton qui, sous 
l’action d’un levier, s'ouvrent ou se referment de manière à 
régulariser à volonté l’action de la lumière. 
Entre la platine et le miroir se trouve le « substage » ou 
sous-platine. C'est une véritable platine, même rotation et 
mêmes mouvements dans les deux sens obtenus au moyen 
de vis, pignons et crémaillères ; en plus le substage peut 
: 
(1) Le grand microscope « radial » de Wenham construit par 
MM. Ross et Cie, possède une platine mécanique très mince qui a été 
inventée par Tolles ; cette platine peut s'adapter à tous les grands m9- 
dèles actuellement construits par la maison Ross. 
