— 178 — 
l’ancienne forme. M. Swift, après avoir construit un système 
semblable, a dissuadé ses clients de l’adopter. Enfin, MM. Ross 
et Ce, qui ont refondu toute leur série sur le plan de Zent- 
mayer, livrent parallèlement à chaque modèle un modèle 
qui n’en diffère que par la fixité de la sous-platine. De plus, 
dans les types à sous-platine oscillante, la pièce qui porte la 
sous-platine et le miroir peut être fixée solidement au bâtis 
ou limbe et immobilisée au moyen d’une forte vis. Dans ces 
conditions, l'instrument présente la disposition fixe ordi- 
naire. 
Aussi, croyons-nous que ce qui fait le grand mérite du 
type Zentmayer et qui a engagé des constructeurs aussi 
éminents que MM. Ross à abandonner leurs types anciens 
en faveur du nouveau modèle, c'est surtout l’admirable dis- 
position de l’ensemble et les facilités que présente le modèle 
d’être simplifié ou compliqué à volonté. 
Le mouvement lent est parfaitement compris : tout le 
tube optique s'élève ou s’abaisse dans une coulisse parallèle 
à celle du mouvement rapide. Le glissement est effectué 
par un levier logé dans l’épaisseur du limbe et actionné par 
une vis micrométrique. Le tube est appuyé contre ce levier 
par un ressort plat agissant de bas en haut, c'est-à-dire dans 
le même sens que le poids du tube, ce qui est l'inverse de 
ce qui se passe chez nous. Le poids du tube aide ainsi le 
ressort au lieu d’être un poids mort à porter. Tel est le 
mouvement lent original de Zentmayer ; MM. Ross et Ce l'ont 
encore emélioré en remplaçant le giissement des coulis- 
ses par un roulement sur galets d’acier. Ainsi construit, ce 
mouvement lent est d’une douceur et d’une précision dont 
on ne peut se rendre compte sans l’avoir essayé et qui sur- 
prend quand on l’emploie pour la première fois. 
En outre, dans l'instrument de MM. Ross , la sous-platine 
tout entière, avec sa crémaillère, peut s’enlever en glissant 
latéralement dans une coulisse à queue d’aronde. 
Prenez un Ross-Zentmayer n° 2 ou n° 3, enlevez la sous- 
2 
