— 183 — 
platine. Cependant, dans cette dernière position, il n’est pas 
au centre de l'éclairage et ne peut y être amené. » 
La tige qui porte le substage est attachée à un secteur qui 
tourne dans une coulisse circulaire et graduée au moyen 
d’un pignon et d’une crémaillère ; cette coulisse, dont le 
centre doit être amené sur l’objet, peut, à cet effet, se dé- 
placer dans le sens de l’axe optique au moyen d’un levier. 
La quantité dont on élève ainsi le centre de rotation de la 
sous-platine est mesurée sur une division. Cette disposition 
de sous-platine tournant sur un arc et que nous avons vue 
employée par Tolles en Amérique, est attribuée par MM. Beck à 
M. Grubb, de Dublin, qui Paurait signalée en 1854. Je doute 
que Tolles en ait eu connaissance lorsqu'il construisit, en 
1877, son célèbre stand pour le docteur Blackham. En tous 
cas, l’idée a mis du temps à passer dans la pratique. 
Nous avouons que nous ne comprenons pas bien lutilité 
de l'inclinaison de la platine sur l’axe optique et encore 
moins la nécessité de la mesure de cette inclinaison. Dès que 
’on emploie un objectif à foyer un peu court, on ne peut 
plus employer ce dispositif qui n’aurait guère d'utilité que 
celle que signale Carpenter, de permettre d'étudier des 
forammifères sous toutes les faces, ou encore de mesurer 
des angles dièdres de gros cristaux. H nous semble qu’il est 
bien suflisant de pouvoir placer la platine en dessus et en 
dessous comme dans les instruments de Ross. 
Ii est inutile de faire remarquer que dans l’un et l’autre 
de ces instruments, chacun des mouvements qu’il peut subir 
peut être mesuré au moyen de graduations disposées 
ad hoc. 
VII. — MopiFicATIONS APPORTÉES AUX MICROSCOPES PAR DES 
ÉTUDES SPÉCIALES 
Nous venons d'étudier les modifications que le perfection- 
nement des objectifs avaient amentes dans la construction 
