— 184 — 
des stands. Incidemment, nous avons parlé des modifica- 
tions que l’usage des condensateurs avait introduites. Comme 
l'emploi des condensateurs est encore une conséquence 
du perfectionnement des objectifs, ces modifications ont la 
même cause que les premières. Il nous reste maintenant à 
examiner les modifications imposées par des causes étran- 
gères aux objectifs. 
Nous laisserons de côté les instruments spéciaux des- 
tinés à l'examen de la peau, de la cornée, etc., et qui ne 
présentent aucun caractère intéressant. Nous ne nous occu- 
perons avec quelques détails que des modifications qu'a 
subi le microscope soit pour être rendu très portatif, soit 
pour se prêter à des recherches spéciales chimiques ou mi- 
néralogiques, soit pour permettre la vision binoculaire. 
Tous les constructeurs ont des modèles de microscopes 
portatifs plus ou moins commodes, plus ou moins ingénieux ; 
les décrire tous serait un travail inutile et fastidieux : nous 
nous bornerons à en signaler trois qui sont heureusement 
combinés et peuvent être pris comme type de trois classes 
d'instruments portatifs : le microscope de poche, le micros- 
cope d’étude, et le microscope complet quoique réduit à 
n’occuper que peu de place. 
On ne peut rien trouver de mieux comme instrument de 
poche que le petit modèle de M. Swift, que représentent les 
figures 10 et 114. Il n’est pas plus gros que le doigt et tient 
facilement dans la poche du gilet. Cest un simple tube 
qui à sa partie inférieure glisse dans un coulapt qui 
porte une espèce de pince à ressort destinée à maintenir en 
place la préparation ; ce tube est à rallonge. Le mouvement 
rapide s’opère par glissement dans le coulant; quant au 
mouvement lent, il s’obtient par le procédé que nous avons 
‘ décrit plus haut et qui consiste à élever ou abaisser conve- 
nablement le tube à rallonge porte-oculaire. L’éclairage 
s'obtient au moyen d’un petit miroir porté par la pièce cou- 
dée qui termine inférieurement le tube, | 
