— 190 — 
Pour le replier, on n’a rien à démonter; on fait tourner 
d’un côté la platine sur sa queue, de l’autre les tubes opti- 
ques autour du bras horizontal, et le tout s’aplatit de manière 
à n’occuper qu’un petit volume (4) (fig. 48). 
Cet instrument est admirablement construit, les joints 
peuvent être resserrés à volonté s’ils viennent à prendre de 
la mollesse ; sous une forme très portative, il permet d’ob- 
LU 
| 
| 
ll 
Fig. 18. — ions cope DobtauE de M. Swift, dé sa boîte. 
tenir tous les effets des grands modèles anglais. Ce n’est . 
pourtant pas un instrument de travail, c'est un microscope 
de luxe : c’est à ce titre que nous le signalons ici. 
Les microscopés destinés aux études chimiques doivent 
avoir des dispositions particulières, car il est indispensable 
de soustraire les objectifs aux vapeurs acides dégagées par 
(1) Les dimensions de la boîte sont : longueur, 27 centimètres; lar- 
geur, 44 ; épaisseur, 6. 
