en NP 
Quoique l’on puisse remarquer que les rayons directs 
aient deux surfaces à traverser et que les autres aient 
trois surfaces à traverser et deux réflexions à subir, la 
vision stéréoscopique est aussi parfaite avec ce système 
qu'avec celui de M. Wenham; et il est très commode pour 
l'observation habituelle, en ce que les tubes sont assez 
courts pour que l'on puisse observer sans fatigue, 
l'instrument étant vertical ; cest là son grand avan- 
tage. 
Remarquons encore qu'avec nos microscopes à rotation 
le tube tournant avec la platine, non seulement il est im- 
possible de profiter de la rotation avec le binoculaire, mais 
encore si l'instrument se transformait en monoculaire sans 
enlèvement du tube accessoire, ce tube n’en serait pas 
moins gènant et empêcherait de même parfois d'utiliser Ja 
rotation de la platine. 
C’est peut-être pour cela que M. Nachet a jugé inutile de 
rendre amovible son prisme séparateur. 
Avec les systèmes que nous venons de décrire, on ne peut 
employer de bien forts grossissements. On construit cepen- 
dant en Angleterre des objectifs de 1/4 (4) et même 1/8° de 
pouce; spécialement construits pour le binoculaire. Avec le 
4/4 de pouce, la grande longueur des instruments anglais, 
et des oculaires de force moyenne, on obtient de forts gros- 
sissements sous le binoculaire ; il faut cependant observer 
que, à mesure que les objectifs prennent du pouvoir, leur 
ouverture et leur grossissement augmentent et l’on arrive 
bien Ôt à n’observer que des objets ou portions d'objets qui 
ne peuvent plus donner lieu à des effets de relief. Le bino- 
(4) Nous possédons un objectif de 1/4 de pouce à correction construit 
pour e binoculaire de M. Swift de Londres. Cet objectif est un des plus 
beaux de ce grossissement que nous ayons vu, sa résolution est très 
remarquable et les images qu’il donne d’une admirable pureté : avec le 
binoœwlaire et des oculaires B, il fonctionne très bien. 
