— 200 — 
culaire ne sert plus alors stéréoscopisquement, mais il pro- 
cure toujours le comfort qui résulte de l’emploi des deux 
yeux. Cependant on peut dire que d’une façon générale, 
au-dessus du 4/2 pouce ou du 4/10+,ïes binoculaires ci-dessus 
cessent de donner de bons résultats, tout au plus peut-on 
employer le 1/2 pouce s'il a été construit spécialement pour 
cela. | 
Le système de Stephenson, qui permet d'employer des 
objectifs plus puissants, est peu employé parce qu'il ne peut 
facilement se transformer en monoculaire. Nous ne le dé- 
crirons pas, il n’est guère employé qu’à construire dés bino- 
culaires redresseurs, disposition à laquelle il se prête facile- 
ment. 
L'oculaire binoculaire est fondé sur un principe différent. 
Le dédoublement des rayons ne se fait plus au sortir de 
l'objectif, mais au point de l’oculaire où se forme l'image 
réelle. Tolles est le premier qui ait construit un oculaire 
binoculaire. MM. Prazmowski et Verick en construisent en 
France ainsi que Zeiss en Allemagne. Ces appareils, pour 
bien fonctionner, doivent être faits avec la plus grande 
précision ; aussi sont-ils fort cher et peu employés. 
N'ayant jamais eu l’occasion d’avoir entre les mains un 
de ces instruments , nous ne pouvons nous prononcer en 
connaissance de cause sur leur valeur ; nous serions cepen- 
dant bien surpris que les résultats qu’ils fournissent soient 
aussi bons que ceux des binoculaires Nachet ou Wenhan, et 
la propriété qu’ils revendiquent de pouvoir servir avec tout 
objectif, nous semble plus théorique que réelle. En effet, si la 
perte que subit la lumière traversant les prismes est faible au 
sortir de l'objectif, elle s'accroît considérablement à‘mésure 
que le prisme s'éloigne de l’objectif. Tout observateur sait 
comme il faut peu de chose dans un oculaire pour asom- 
brir l’image, le simple verre divisé de l’oculaire micromftri - 
que causant une perte de lumière sensible. Or, autant que 
nous le croyons, les oculaires binoculaires français sont 
