.. "À of ultramieroseopie bacteria. Journ. R. Mier. Soc. London 
ur OR EE Mr 
3o pega port EM RA rs LA 
Ultramikroskopische Untersuchungen der Stürkekórner. 58 
und MOUTON ein bequemeres Prisma angegeben worden, bei welehem 
die ursprüngliche Einfallsrichtung des Lichtes coaxial mit der 
Mikroskopachse stattfindet und nicht schräg gegen diese geneigt ist 
wie bei COTTON und MOUTON.“ Vor kurzem hat auch C. REICHERT 
einen ähnlichen Apparat (Ultramikroskop mit Spiegelkondensor) 
konstruiert.) 
3. „Ultramikroskopische Einrichtungen nach dem Prinzip 
der Abble ndung. — Man kann schliesslich auch mit geeignet an- 
gesetzten Blenden eine Dunkelfeldbeleuchtung?) herstellen. Legt 
man sie unter den Kondensor, so blendet man zweckmässig das 
zentrale Lieht damit ab und beobachtet mit Objektiven von ge- 
ringerer Apertur, als die Strahlen besitzen, welche nach der Ab- 
blendung aus dem Kondensor treten kónnen. Hier ist es am besten, 
dureh eine zentrale Blende im Kondensor, num. Apertur 1,4, alle 
Aperturen der Beleuchtung von 0—1 abzublenden, den Objekttrüger 
mit einem Wasser- oder Öltropfen auf ihn zu legen und mit einem 
Trockensystem zu beobachten. Mit dieser einfachen Anordnung, die 
mit jedem Mikroskop ohne weiteres zu treffen ist, erreicht man das- 
selbe, wie mit der Anordnung nach COTTON und MOUTON. Zweitens 
ann man mit zentraler Apertur beleuchten, am besten mit Aperturen 
von 0—0,2, und diese Aperturen durch Abblendung am Objektiv 
vernichten, sodass sie im Okulargesiehtsfelde nicht zur Wirkung ge- 
langen. Am besten ist es hiernach, den Scheitel der Frontlinse von 
der Apertur 0—0,3 abzublenden. Man benutzt dann zur Beobachtung 
we die Randpartien des Objektivs, welche unabgeblendet bleiben. 
Bei Verwendung von homogener Immersion, num. Apertur 1,3, zur 
Beobachtung bleibt für die Abbildung noch das reichlich bemessene 
Intervall der Apertur von 0,3—1,3 zur Verfügung. Die Beleuchtung 
macht man passend mit einer geeigneten Lupenlinse, die man zweck- 
Mässig durch Scharnierbewegung mit dem gewöhnlichen ABBE’schen 
Sondensor auswechselt (Wechselkondensor) um einen bequemen 
"bergang von der gewöhnlichen mikroskopischen Beleuchtung zur 
Dunkelfeldbeleuchtung herzustellen. Eine derartige Einrichtung ist 
von SIEDENTOPF?) angegeben. Statt der Abblendung an der Front- 
nse kann man als Notbehelf auch eine entsprechende Schieber- 
oder Einhängeblende über dem Objektiv*) oder eine passende Blende 
. 1) CARL REICHERT: Österr. Chemiker-Zeitung, Bd. 10, 1907, 8.5—7. Neuer 
Spiegelkondensor zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen, 
7 2) W. GEBHARDT: Über rationelle Verwendung der Dunkelfeldbeleuchtung. 
* f. wiss. Mikroskopie Bd. 15, 1898, S. 289-299. 
3) H. SIEDENTOPF: On the rendering visible of ultramicroscopic particles 
1903, 8. 573 - 518. 
4) A, TÖPLER: Über die Methode der Schlierenbeobachtung als mikroskopisches 
Hilfsmittel, nebst Bemerkungen zur Theorie der schiefen Beleuchtung. POGGEN- 
DORF's Annalen der Physik und Chemie, Bd. 127, 1866, S. 556—580. 
41* 
