584 N. GAIDUKOV: 
über dem Okular*) in der Austrittspupille des ganzen Mikroskops 
anbringen, oder man kann noch in primitiverer Weise eine Art 
Dunkelfeldbeleuchtung durch passende Stellung des Beleuchtungs- 
spiegels und der Irisblende unter dem Mikroskopkondensor her- 
stellen (schiefe Beleuchtung), wodurch man aber bei Anwendung des 
für ultramikroskopische Untersuchungen notwendigen Bogenlichtes 
stets sehr lästige Reflexe zwischen den vielen Linsenflächen, ab- 
gesehen von anderen Unvollkommenheiten, mit in den Kauf nimmt.“ 
usser der oben erwähnten Immersion, Apochromat 2 mm, 
num. Apertur 1,3, sind nach meinem Vorschlage von SIEDENTOPF 
auch die Tröckensystome Achromat D und Apochromat 4 mm mit 
fester Blende an der Frontlinse versehen. Mit diesen von der Firma 
CARL ZEISS in Jena hergestellten Einrichtungen *) sind die im 
folgenden beschriebenen Untersuchungen ausgeführt, und zwar mit 
Hilfe eines besonderen Spiegelstativs bei vertikalem Mikroskoptubus. 
Kürzlich hat Dr. SIEDENTOPF diesen Apparat folgendermassen 
vereinfacht und infolgedessen erheblich verbilligt: „Eine Zentrier- 
vorrichtung für Objektive”), einschiebbar in Kondensorschiebhülse, 
benutzt mit Achromat A zur Beleuchtung. Der positive Krater der 
in etwa 80 em Entfernung stehenden Bogenlampe oder die Sonne 
(Heliostat) werden mit Hilfe dieses Systems A, des planen Mikroskop- 
spiegels und mit Hilfe des Kondensortriebes in der Oberflüche des 
Objekttrügers abgebildet. Beobachtet wird mit System D mit fester 
Blende von ZEISS in Jena, welche die beleuchtenden Strahlen ab- 
sorbiert und die abgebeugteu zur Abbildung durchlässt.“ 
Bis jetzt ist die Meinung verbreitet, dass man mit Hilfe des 
Ultramikroskopes nur die kleinen Teilchen, die sich in einem homo- 
genen Medium, z. B. Wasser, Glas usw., befinden, untersuchen kann. 
Meine Arbeit*) hat aber den Beweis erbracht, dass man mit Hilfe 
des genannten Apparates die Struktur ganz grosser Zellen, ja sogar 
a. Gewebeschnitte untersuchen kann. 
1) SIGM. EXNER: Ein Mikro-Refraktometer. Arch. für mikroskop. Anatomie 
Bd. 25, S. 97119, 18%. J. W. GORDON: Dark Field Illumination. Journ. E 
Mier. Soc. London, Bd. 171, 1906, S. 151—160. 
2) CARL ZEISS, Jena: Beschreibung der Einrichtungen zur Untersuchung 
ultramikroskopischer Telichen, 1904, Druckschriften Sign. M. 164 m 
CARL ZEISS, Mikro- AME) 33. Ausg. 1906, 8. 82, f. 12. 
N. GAIDUKOY, le. S. 954—958. Über Untersuchungen mit Hilfe des 
Ultramikroskopes nach SIEDENTOPF (Ber. der Deutschen Botan. Ges. 1 Bd. " 
S. 107). Weitere Untersuchungen mit Hilfe des Ultramikroskopes nach SIEDEN 
TOPF (ibid. S. 155). Über die brass een Eigenschaften der P rotoplaste" 
yes S. 193). Vgl. auch E. RAEHLMANN, Die ultramikroskopische Unters 
SIEDENTOPF und R. erts und ihre Anwendung zur cite 
pn : lebender Organismen (München. medizin. Wochenschrift Nr. 2, 1904). si, 1904 ft, 100 
E topische sichtbare Blutbestandteile (Deutsche medizin. Wochense 
Nr. 29). Über Trachom (Beitr. zur Augenheilkunde, 62. Heft, 1909). 
