4 A.-G. THEORELL. 



k volonté. Ainsi, lon naurait, pour la marche non-interrompue du météorographe, 

 d'autre limite de temps que celle donnée par. la longueur de la bände de papier que 

 I on peut convenablement introduire dans l'appareil pour 1'impression des tableaux. 



Cétaient lä des raisons suffisantes pour 1' adoption de ces deux principes; et ayant 

 obtenu du Gouvernement suédois une subvention me permettant de réaliser mon projet, 

 j ai, en septembre 1869, mis en oeuvre le météorographe imprimeur dont la description 

 va suivre. Comme mon précédent météorographe, il est uniquement construit pour 

 des observations barométriques, thermométriques et psychométriques. 



Pour k-s lecteurs qui n'ont pas la description du météorographe d'Upsal, je répéte 

 celle des parties communes aux deux instruments; on trouvera donc ici un exposé 

 eomplet, limité toutefois aux détails dont la connaissance est nécessaire pour com- 

 prendre la maniére d'opérer de l'instrument. 



DESCBIPTION DU MÉTÉOEOGKAPHE. 



Comme je lai dit déja, la- notation dvs observations s'effectue a 1'aide de courants 

 électriques établis par le contact dun til d'acier avec le mercure de linstrunlent å 

 observer. A cet effet, les tubes des thermométres dont il est fait usage, sont ouverts, 

 cylindriques, et d'un calibre permettant aux tils d'acier de s'y mouvoir facilement, 

 Tctut en étant d'une épaisseur qui leur donne la stabilité nécessaire. 11 suit de la, que 

 les boules doivent presenter un volume peu commun, les degres étant dune longueur 

 denviron trois millimétres; niais, comme la forme des boules est celle dun cylindre 

 asscz allongé, ees therinométres ont toutefois, comparés aux therinométres normaux de 

 l'Observatoire météorologique d'Upsal, suivi sans différence sensible les variations de 

 ces derniers, méme quand la température de 1'air variait le plus rapidement. Ils sont 

 au reste de la construction actuellement le plus en usage, avec un tube extérieur soudé 

 a la, boule et entourant tant 1'échelle que le tube méme du thermométre. La figure 

 ti les donne réduits a un peu plus du tiers de la grandeur naturelle. 



La circonstance que les tubes des thermométres sont ouverts, améne la aécessité 

 de les protéger soigneusement contre la poussiére et contre d'autres influences de 

 nature å exercer une action fåcheuse sur le mercure. Il faut, pour cette raison, les 

 soustraire antänt que possible a 1'humidité et a 1'acide carbonique de Lair, précautions 

 au reste tout aussi nécessaires ä 1'égard des fils d'acier, <|iii doivent également conserver 

 leur surface métallique pour la netteté du contact galvanique. Le mouvement libre 

 des tils dans les tubes des thermométres exige de méme l'absence de toute humidité, 

 du moins dans la saison froide, 1'humidité pouvant par sa congélation immobiliser les 

 tils. Ces considérations m'ont fait adopter la construction suivante. 



Les thermométres sont enchåssés par leurs extrémités supérieures dans une armoire 

 hermétique en zinc (A, tig. 3), dont on a reussi ä rendre la fermeture assez solide pour 

 résister ä plusieurs millimétres de pression. On introduit dans l'armoire des assiettes 

 de verre contenant du chlorure de calcium et de la potasse caustique destinés a 

 purifier complétement 1'air intérieur d'humidité et d'acide carbonique. Par ce moyen 



