METEOROGRAPHE IMPRIMEUR. 5 



les fils d'acier doivent étre parfaitement protegés contre la rouille, de méme que le 

 mercure des tliefmométres contre la poussiére et 1'humidité. Pour le degré auquel 

 ccs mesures, combinées avec la précaution ultérieure de n'employer ([iic des courants 

 assez faibles pour empécher toute formation d'étincelles, ont répondu a leur but, on 

 en pourra juger du fait que, dans le météorographe d'Upsal, apres plus de trois ans 

 et demi d'emploi non-interrompu, durant lequel il a effectué six observations par heure, 

 les métaux montrent le méme degré de netteté et le contact s'effectue avec la méme 

 precision qu'au premier jour. 



Le barométre est un barométre ä siphon de la construetion ordinaire. Il est, 

 de méme que les thermométres, muni d'un fil de platine soudé dans le verre destiné 

 a provoquer le contact entré le mercure et Fun des pöles de la pile voltaique. 

 Lautrc pöle se trouve en contact avec le fil dacier, lequel deseend dans l'extrémité 

 inférieure et ouverte du tube. 



Les observations barométriques sont données en millimétres, et celles des thermométres, 

 d apres 1'échelle centigrade. Les degres thermométriques au-dessous de zéro sont indiqués 

 par leurs complénients en 100, idée que je dois a 1'obligeance de M. le general baron de Wrede. 



L'armoire en zinc soutenant les thermométres, est. comme le montre le dessin 

 (Fig. 3), destinée a étre vissée a la muraille de la maison ou l'appareil est installé. 

 Xaturellement, elle doit étre placée au cöté nord, et entourée en outre dune 

 cage en bois, afin détre protégée tant contre la pluie et la neige, que contre le soleil 

 d\\ matin et du soir. 



Tout le reste de Fappareil se trouve dans lmtérieur de la maison ; il est au reste complé- 

 Tement recouvert dune caisse en verre le protégeant contre la poussiére et 1'humidité. 



A chacun des trois instruments météorologiques correspond un systéme de roues 

 a types, en communication, comme on le verra plus loin, avec le fil dacier conduc- 

 teur appartenant a l'instrument. Mon intention étant d'obtenir toujonrs, avec une 

 exactitude parfaite dans les observations enregistrées, les dixiémes de degres pour les 

 thermométres ou de millimétres pour le barométre, chacun des systémes de roues a 

 Types posséde une roue décimale ä 20 nombres, c'est-ä-dire comprenant tant les 

 dixiémes que les demi-dixiémes, chaque roue étant gravée comme suit : 0, 05, 

 1, 15, 2, 25, etc. Quant aux entiers des nombres a imprimer, ils contiennent ä la 

 pégle deux chiffres, vu que, des trois chiffres barométriques, le premier est supprimé 

 eomme étant toujonrs le méme, du moins dans les cas ordinaires. Cela étant, deux 

 alternatives se sont présentées rélativement aux roues des entiers. Il en peut- étre 

 employé soit une, soit deux, pour chaque systéme de roues. Dans le dernier cas, 

 chaque roue ne devrait contenir que dix chiffres. En se servant au contraire dune 

 seule roue d' entiers, cette roue doit contenir tous les nombres entiers qui peuvent 

 venir en question, ce qui donne un beaucoup plus grand nombre de types a gräver, 

 vu qifalors le nombre total des types dépassera 500 ; je me suis, néanmoins, décidé 

 pour cette alternative, qui, par certaines raisons toutes spéciales dans le cas actuel, 

 comporte une construetion plus simple. 



Avec les roues décimales, sont, au moyen d'engrenages coniques a (Fig. 1), combinées 

 trois vis verticales portant des tiges b (FF. 1 et 3) ä pointes horizontales c, auxquelles 



