8 A. -G. THEORELL. 



Or, des que le courant de 1'électroaimant moteur est établi, ce qu'opére La montre 

 par laction de 1'aiguille des minutes sur un petit crochet placé au hord du cadran, 

 Le moteur commence å mettre en activité l'une des roues déeimales, celle du baro- 

 métre, et communique ainsi au fil dacier correspondant un mouvement de haut en 

 bas qui dure jusqu'å ce que le contact avec le mercure soit établi. Alors rélectroainiant 

 régulateur, aimanté par ce contact, arrange, comme nous le montrerons plus bas, 

 immédiatement les roues u de 1'installateur, de sorte quä la place de ce crochet, 

 celui qui appartient au thermométre mouillé engréne dans la roue décimale de ce 

 thermométre. Par lä, le til d'acier correspondant s'avance vers le mercure du thermométre. 

 Comme auparavant, ä 1'instant du contact, l'installateur est mis en mouvement par 

 1'électroaimant régulateur, et détache ce crochet pour engager ä sa place celui 

 qui appartient au thermométre sec. Quand la méme operation s'est également répétée 

 pour ce thermométre, les trois systémes de roues ä types sont par conséquent 

 installés de maniére a laisser en haut les types qui indiquent précisément 1'état de 

 chacun des trois instruments a observer, et c'est donc alors que l'appareil imprimeur 

 doit étre mis en mouvement. A cet effet, 1'installateur engage cette fois le crochet 

 appartenant a cet appareil. Quand la roue dentelée i, motrice de 1'appareil impri- 

 meur comme on doit se le rappeler de ce qui précéde, a fait son tour, et par 

 conséquent opéré ['impression, un petit mécanisme combiné avec cette méme roue 

 établit de nouveau le courant régulateur, et 1'installateur est remis en action pour 

 engager, au lien de ce crochet, a la méme fois les trois crochets de retour des 

 roues décimales. En effet, l'impression étant faite, les trois fils dacier condueteurs 

 doivent étre remontés au-dessus du mercure dans les trois instruments. Pour arréter 

 ce mouvement quand une distance suffisante est obtenue, 1'un des crochets en action 

 engréne non-seulenient dans la roue décimale, mais aussi dans une roue dentelée, qui, 

 le tour fait, retablit le contact du courant régulateur. Cette fois, 1'installateur sert a 

 dégager les crochets opérants et ä engager le petit crochet au bord de la montre, 

 mentionné ci-dessus, ce qui améne 1'interruption du courant moteur et barret dii 

 météorographe, sa fonction étant accomplie pour cette fois. Comme c est 1'aiguille 

 des minutes qui la mis en action, cette aiguille avant quatre brås équidistants, on 

 aura une observation toutes les 15 minutes. 



Pour comprendre la maniére dont 1'électroaimant régulateur opére le mouvement 

 de 1'installateur, il suffit dun coup d'oeil sur la hg. 5. On y voit 1'armature y de 

 rélectroainiant régulateur portant une tige verticale c, a laquelle est engage un 

 crochet x. Lélectroaimant mis en action, et, par suite, ce crochet degagé, la tige Z 

 s attaché ä la tige horizontale w, (par laquelle le moteur agit sur les crochets des 

 roues ä types), et pendant le mouvement de retour de celui-ci, agit sur un appareil ali- 

 mentateur qui dispose convenablement les roues u de 1'installateur. Pendant ce mouve- 

 ment, 1'installateur interromp de nouveau le courant régulateur, et dans le tour suivant 

 du moteur, la tige Z reprend sa position primitive et dégage de nouveau le crochet c. 



En dernier lien, qu'il me soit permis d'indiquer en quelques möts Le resultat 

 que je crois atteint par la construetion dont on vient de*lire la description. 



