METEOROGRAPHE IMPRIMEUR. 9 



Lmstrument livré les observations sous une forme permettant au météorologiste 

 de les employer dans ses calculs immédiatement et sans remaniement ultérienr. 



Un grand nombre de comparaisons faites avec le plus grand soin, inontrent que 

 les observations enregistrées au moyen de la méthode employée ici, sont données avec 

 toute l'exactitude qu'il est possible datteindre dans les observations oculaires. 



Ce sont uniquement des raisons spéciales, telles que la nécessité d'amener la subven- 

 tion accordée ä suffire ä son but principal, la constatation pure et simple de la possi- 

 bilité (l un resultat satisfaisant, ainsi que le désir de ne pas compliquer inutilement une 

 premiére construction, qui m'ont engagé ä restreindre la fonction de 1'exeraplaire actuel 

 aux observations baroinétriques, thermométriques et psychométriques; car il va sans 

 dire que la construction se préte avec la raéine facilité å tout enregistrement, sous la forme 

 de tableaux imprimés, dobservations quelconques dont lindication seffectue par un 

 liiouvement capable de produire un contact galvanique. Ainsi, je pourrai sans peine 

 introduire dans mön météorographe tant les observations sur la vitesse et la direction 

 du vent, que celles sur la quantité d'eau tombée. L'ensemble des observations 

 météorologiques actuellement en usage, sera donc enregistré par un senl et méme 

 instrument et imprimé sur un seul et méme tableau. 



La rnontre qui détermine 1'époque des observations n'exigeant pas d'étre remontée, 

 vu que le météorographe rétablit lui-méme toutes les quinze minutes la tension du ressort, 

 les 3 mois au moins qne dure la bände de papier, constituent le terme pendant 

 lequel 1'instrument se tient en marche par lui-méme. Le travail alors requis nest 

 gnére plus que (Venlever, de couper la bände de papier, d'en brocher les fragments et 

 de la remplacer par une autre. Il siiit de lä que le météorographe ne comporte qu'une bien 

 faible dépense de temps et de travail ponr la personne aux soins de laquelle il 

 est confié. 



Enfin, il résulte des mémes observations quun météorographe de cette espéce 

 doit étre capable de fonctionner dans des localités qui ne sont accessibles qu'å des 

 intervalles de temps trés-longs, une fois chaquc année, par exemple. En efret, avec 

 les mémes dimensions pour la bände de papier, le terme durant lequel le météoro- 

 graphe pourrait étre laissé ;i lui-méme, serait une année, si lon se bornait ä une 

 observation par heure. Aussi, sans méconnaitre les obstacles que la rigueur du 

 cliniat des regions arctiques oppose ä la realisation des conditions qui doivent étre 

 remplies pour Tétablissement d'une station météorologique automate dans une localité 

 comme le Spetsberg, par exemple, néanmoins, en considérant les ressources qu'ofrrent 

 la science et lindustrie mödernes, je ne crois pas qu'on doive désespérer de les snr- 

 monter tous, et je ne puis regarder une entreprise de cette nature que comme une 

 pure question de frais. 



Dans les météorographes qu'il me sera peut-étre encore donné de construire, j'ai 

 1'intention dintroduire des compléments et des améliorations dont je me permets de 

 signaler ici les plus importants *). 



') La plupavt do nes améliorations seront appliquées au météorographe imprimeur a la construction duquel je suis 

 actuellement occupé pour le nouvel Observatoire météorologique de Vienne. 



I-. V. t. Akail. Hamll 11. lo N:o 7. - 



