JORDMAGNETISKA BESTÄMNINGAR I SVERIGE. O 



Af de fyra till resapparaten hörande deviationsinagneterna har jag hittills vid de 

 vanliga deviationerna användt endast tre, dock har blott för X:o 1 en direkt bestäm- 

 ning af konstanten egt rum, ur hvilken bestämning de öfriga magneternas konstanter 

 blifvit härledda. Under 1871 kombinerades X:o 3 och 4 till en s. k. defieltor, hvilken 

 försöksvis medtogs på resan till Skåne och då visade sig på det hela taget motsvara 

 sitt ändamål. Hvardera magneten sitter dervid i sitt messingsrör på hvar sin sida om 

 och på lika afstånd från magnethuset, vid hvilket de sins emellan sammanfogade rören 

 fastsättas på samma sätt, som den vanliga skenan. 



Resapparaten har med alla sina smärre delar varit under resorna inpackad i en 

 liten och lätt transportabel låda, men skenan har förts i ett särskildt fodral af messing. 

 Den ena magneten (N:o 1) har jag dervid burit på mig, men den andra magneten eller 

 ock deflektorn har förts i kappsäckens midt. Någon häraf uppkommen ändring i mag- 

 netiska momentet har jag vid resor på jernväg eller ångbåt ej kunnat förmärka. 

 Skulle man deremot föra magneterna i theodolitens låda, på åkdon utan fjedrar, så de- 

 lar jag fullkomligt de åsigter, som Dr Wild 1 ) Inser, att nemligen deviationer ensamt 

 ej räcka till för att nöjaktigt bestämma en gifven orts horizontela intensitet. — 



Före och efter mina resor hafva fullständiga observationer blifvit anstälda, dels i 

 Upsala, dels i Stockholm. Under sjelfva resorna hafva hufvudsakligast deviations-obser- 

 vationer egt rum, men för vinnande af behöflig kontroll hafva dervid på de flesta stäl- 

 len tvä magneter blifvit begagnade. Visserligen har ia»; stundom under resorna för- 

 sökt att på fria fältet med tillhjclp af en fickkronometer bestämma svängningstiden för 

 endera magneten, men de härvid vunna resultaten äro i noggrannhet ej jemförliga med 

 de mätningar, vid hvilka vanliga kronometrar, som slå halfsekunder, varit att tillgå. 

 De begagnade kronometrarne hafva varit följande: 

 i Upsala städse en kabinettet tillhörig af Frodsham i London förfärdigad skepps- 

 kronometer N:o 3229, hvars dragning; före tiden varit i det närmaste S .5 i 

 timmen, 

 i Stockholm och några andra orter under sommaren 1869, en från Stockholms observa- 

 torium till låns bekommen fickkronometer; 

 » sept '69, en kronometer tillhörig Fabrikör Linderoth och af Doc. Lundquist 



vid hans mätningar nämnde år begagnad: 

 » 1870, Kessels Krön. N:o 1296 från Stockholms observatorium; 



» 1871 (Maj och Juni), Linderoths Krön. N:o 1 likaledes från observatoriet; 



i Lund 1871, Kessees Krön. X:o 1335, tillhörig observatoriet i Lund. 



Enligt erhållna uppgifter skulle dragningen för alla dessa kronometrar varit =-•<), 

 hvarför ingen korrektion i det hänseendet blifvit anbragt. 



§ 2. Observations-metod. 



Vid anställandet af deviationerna har jag gått till väga på följande sätt. 

 Sedan mikroskopen å resapparaten blifvit inrigtade på skalan, nivellerades medelst 

 vattenpasset det i öfre ändan af instrumentets rotationsaxel befintliga bordet och der- 



*) Repertorium fur Meteorologie, Bd. I. (Bestimmung d. Elem. d. Erdmagn.) s. 294. 



