JORDMAGNETISKA BESTÄMNINGAR I SVERIGE. ( 



kallar den ena rörelsen den andra *). Sker rörelsen kring lodlinien, så förändras mag- 

 neternas ömsesidiga lägen, hvilket förorsakar fel i deviationsvinkeln. Visserligen söker 

 hvarje omsorgsfull observatör att så vida möjligt är undvika dylika rörelser hos ske- 

 nan, men det är ej säkert, att detta, oaktadt största varsamhet, låter sig göra. Bäst 

 hade det derför varit, om sjelfva magnethuset, i stället för att befinna sig på så rörlig- 

 fot, som det nu verkligen gör, en gång för alla blifvit iusteradt till sitt läge i förhål- 

 lande till bordet, sa att båda kunnat genom skrufvar fast förenas med hvarandra, hvil- 

 ket derjemte då skulle medfört den fördelen, att man ej behöft nivellera bord och mag- 

 nethus livar för sig, utan endast ettdera "'). 



För att emedlertid kunna få magnethuset och således älven dess skena att i för- 

 hallande till tuben alltid intaga samma ställning, eller m. a. o. för att de båda mag- 

 netcrna, den fria och den fixa matte vid observationerna befinna sig i orubbadt läge 

 till hvarandra, begagnades den bild af inställningshåret, som från planglaset i magnet- 

 husets framsida uppkommer i tubens synfält. Magnethuset vreds nemligen kring lod- 

 linien, tills denna bild sammanföll med håret sielft. Jag hade nemligen genom sär- 

 skild undersökning funnit, att skenan i dylikt fall blef vinkelrät mot den fria magne- 

 tens längdriktning. Vid observationer på fria fältet var det dock ofta omöjligt att se 

 denna svagt Ivsande bild, men då begagnades för samma ändamål några mot hvaran- 

 dra svarande märken på kanten af magnethusets bottenskifva och pä det derunder be- 

 fintliga bordet. Genom dylik anordning vinner man derjemte den fördelen att oupp- 

 hörligen kunna tillse, huruvida skenans läge förblifvit orubbadt eller icke. 



Det synes ursprungligen ha varit ämnadt, att magneten lös och ledig skulle ligga 

 na skenan; men för att åt operationerna gifva en nödig trygghet och ej vid ringaste 

 oförsigtighet hafva magnetens fall mot marken att befara, äfvensom för att ständigt 

 gifva honom samma läge, hade jag honom till en del omgifvcn af en messingshylsa, 

 hvilken med sina nedgående och sig fjädrande delar omfattade skenan. 



Vid observationer i magnethuset under det i taket anbragta fenstret, synes bil- 

 den af håret frän spegeln särdeles tydligt. Sådant är dock ej förhallandet vid mät- 

 ningar på fria fältet, ifall himmelen är molnfri, ty i sistnämnda fall fördunklas, ja ofta 

 till och med tillintetgöres ifrågavarande bild genom det från alla håll genom prismat 

 till håret inströmmande ljuset. För att underlätta observationerna är det således nö- 

 digt att frän prismat utestänga allt annat, än det från zenith kommande ljuset. Det 

 är likaledes angeläget, ifall observationsorten ej erbjuder skugga åt instrumentet, att 

 genom en skärm skydda objektivet, äfvensom spegeln för direkt infallande solljus, så- 

 framt inställningarne af spegelbilden må snabbt och lätt kunna försiggå. 



Uppmätningen af svängningstiden har vanligtvis pä senare tider egt rum inom- 

 hus, och ständigt skett med tillhjelp af kikare. Dervid observerades de tvä på hvar- 

 andra följande genomgångarne frän såväl höger som venster. hvilket med en mellantid 

 af omkring 8 minuter för en svängningstid hos nålen af 4i sekund repeterades några 



] ) Vid omläggning af deflektorn kan, ifall denna allt för tätt omsluter magnethuset, en skakning derstädes lätt 



uppkomma, hvarigenom det ursprungliga läget rubbas. 

 -) Under närvarande omständigheter torde intet annat återstå, än att medelst små kilar mellan magnethusets 



botten och det ofvan nämnda bordet fästa det förra, sedan dess läge blifvit tillbörligen justeradt. 



