8 ROB. THALEX, 



(minst tre) gånger. Emedan den första observationen inom hvarje serie alltid egde rum 

 vid bildens rörelse i bestämd led, blef det lätt att ur den första seriens approximativa 

 värde på svängningstiden med fullkomlig säkerhet beräkna svängningarnas antal och 

 följaktligen äfven det noggranna värdet pä T 100 . 



Kronometerns dragning, som här i Upsala tid efter annan bestämdes vid det 

 astron. observatoriet, visade sig vara, om ock stor, dock ganska jemn. Termometern 

 aflästes före seriernas början och efter deras slut, variations-instrumenten flere gånger, 

 under det svängningarne fortgingo. Som svängningsbågarne vid observationernas bör- 

 jan aldrig i sin helhet öfverstego 40', ansågs ingen korrektion till oändligt små bågar 

 vara erforderlig. 1 öfrigt må nämnas, att spegelns normal alltid var parallel med mag- 

 netens längdriktning, att upphängningshaken ständigt hade ett och samma läge till 

 magneten, äfvensom att magneten var horizontel. 



För torsionsbestäraningen egde apparaten ingen särskild anordning. Det var der- 

 för nödvändigt att, sedan den skruf, som eljest går igenom den i upphängningstrådens 

 nedre ända befintliga haken, blifvit borttagen, kringvrida upphängningsröret med vid- 

 hängande glaslock ett eller flere hvarf med- eller motsols, under det att mao;neten för- 

 blef parallel med sin ursprungliga ställning, samt sålunda efter inställning med tubens 

 hårkors och afläsningar medelst mikroskopen bestämma torsionsvinkeln. Denna till- 

 ställning, som för behofvet visserligen kan vara tillräcklig, har synts mig lemna åtskil- 

 ligt öfrigt att önska med hänsyn till beqvämlighet och trygghet vid operationens verk- 

 ställande. 



Denna omständliga redogörelse för mitt förfaringssätt vid observationerna kan 

 måhända synas öfverflödig, då väl alla med anologa instrumenter försedda observatörer 

 gå till väga på ungefär samma sätt. Jag har dock trott mig böra omnämna detsamma, 

 för att derigenom sätta läsaren i tillfälle att bedöma observationernas noggrannhet, hvil- 



Ö DO 



ken till sist kommer att bero lika mycket af instrumentets beskaffenhet, som af obser- 

 vatörens förmåga att oupphörligen hålla reda på och genom lämpliga åtgärder bort- 

 skaffa inflytandet af oundvikliga källor till fel, hvilka eljest, huru obetydliga de hvar 

 för sig än må synas vara, på slutresultatet, der de lika väl kunna addera sig till som 

 upphäfva hvarandra, ganska menligt kunna inverka. 



Enär jag ej anser det vara nödvändigt att i de efterföljande tabellerna anföra alla 

 deviations-vinklarne eller deras media, långt mindre de fullständiga serierna vid SVäng- 

 ningstidens bestämning, utan endast de slutliga för vinklarnas olikhet korrigerade värdena 

 på (f, som direkt i formeln för beräkningen användas, likasom blott medelsvängnings- 

 tiden för hundra svängningar, skall jag här såsom prof meddela en godtyckligt vald, 

 men dock fullständig serie af deviationer och svängningar, hvilka anställts i Upsala mag- 

 nethus, d. 13 Juli 1871 



