10 G. F. OÖTHLIN, DIE ENERGIESCHWELLE PUR DIE EMPFINDUNG ROT. 



II. Methodik. 



1. Das Liminospektroskop. 1 



Das Haupthilfsmittel zur Bestimmung der Farbenschwellen in der vorliegenden 

 Arbeit ist ein vora Verfasser neu konstruiertes Spezialinstrument, dessen Beschaffen- 

 heit und Zweck den oben gebrauchten Namen rechtfertigen diirfte. 



Das Instrument besteht aus einem Spektroskop, das auf einem schweren Stativ 

 (1) aus Gusseisen montiert ist, welches ausserdem einen 35 cm langen losschraub- 

 baren Arm (2) fiir die ubrigen zum Instrument gehörigen Teile trägt, nämlich fiir das 

 Beleuchtungssystem (3) sowie die Wärmeabsorptions-, Lichtfilter- und Polarisations- 

 vorrichtungen (4). 



Das Spektroskop, das zur Darstellung der monochromatischen Lichter dient, 

 ist ein »Spektroskop konstanter Ablenkung», bei welchem die durch die Mitte des 

 Sehfeldes gehenden Lichtbiindel das Prisma stets im Minimum der Ablenkung passie- 



Fig. 1. 



ren. Die einzelnen Spektralfarben werden durch Drehung des Prismenkörpers (o), 

 mit einer Mikrometerschraube (6) eingestellt. Die Drehung wird an einer zugehörigen 

 Skala abgelesen. Nachdem die Eichung dieser Skala ausgefiihrt ist, känn man also 

 Licht von jeder gewunschten Wellenlänge einstellen. 



Der Prismenkörper ist von einem ziemlich zusammengesetzten Typus (Fig. 1). 

 Zvvei Dispersionsprismen, deren jedes aus einem Flintglas- und einem Kronglasstiick 

 besteht, sind mit einem zwischen ihnen angebrachten Reflexionsprisma zusammen- 

 gekittet, welch letzteres an seiner Hypothenusenfläche von dem ersten Dispersions- 

 prisma kommendes Licht nach der Richtung des andern hin reflektiert. In dem ein- 

 heitlichen Prismenkörper beläuft sich die Dispersion auf 5°30' zwischen den Fraun- 

 hoferschen Linien C und F. 



Sowohl Eintritt- wie Austrittspalt des Spektroskops sind Bilateralspalten, die 

 nach Wadsworth's 2 Konstruktion ausgefiihrt sind. Eine Verschiebung der zu den 



1 Die in der Apparatbesclireibung in Klämmer angefuhrten Zahlen beziehen sich auf die entsprechende 

 Ziffernbezeichnung auf der Tafel. 



2 F. L. O. Wadswokth: A new design for large spectroscope slits. Americ. Jorun. of Science (3), Vol. 

 48, p. 19—20 (1894). 



