KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 |. 11 



Spalten gehörigen Mikrometerschrauben (7 bezw. 8) um einen Skalenteil entspricht einer 

 Veränderung der Spaltweite um 0,oi mm. Die achromatischen Linsen in den Kolli- 

 mator- und Fernrohrtuben haben beide eine Brennweite von 26 cm und einen Durch- 

 messer von 32 mm. Das Spektrum wird in die Ebene des Austrittspalts entworfen, 

 und das austretende einfarbige Licbt wird nach Maxwell's Prinzip beobachtet, indem 

 das reagierende Auge unmittelbar hinter dem Spalt eingestellt wird. 



Vor dem Austrittspalt känn eine an einem Scharnier bewegliche Schutzschale 

 (9) fur den Augapfel niedergeklappt werden. Diese Schutzvorrichtung ist in schwarz- 

 lackiertem Metall ausgefiihrt und von einer zentralen, zirkulären Öffnung mit einem 

 Durchmesser von 6 mm durchbrochen. Wird der hervorstehende Teil des Augapfels 

 in die Höhlung dieser Schutzschale eingepasst, so ist das Auge vor seitlichem Lichtzu- 

 tritt geschiitzt, soweit nicht seitwärts besondere Lichtquellen aufgestellt sind, was natiir- 

 lich bei allén Experimenten zu vermeiden ist. Statt der Schutzschale känn ein gleich- 

 falls an einem Scharnier bewegliches Gauss-Okular (10) vor den Austrittspalt herab- 

 gesenkt werden. Bei der Feststellung der Wellenlängenskala des Spektroskops hat 

 dieses Okular zur Einstellung der Fraunhoferschen Linien gedient. 



Ferner känn durch eine graduierte Keilblende nach Hartmann 1 die Höhe des 

 Austrittspalts reguliert werden. 



Die Grösse des Gesichtsfeldes känn durch eine zwischen der Fernrohrlinse und 

 dem Prismenkörper angebrachte Irisblende (11) reguliert werden. Die Triebstange 

 fiir den Blendenmechanismus ist mit einem Index versehen, der längs einer von aussen 

 sichtbaren Bogenskala verschiebbar ist. Das kleinste einstellbare Gesichtsfeld ist 45', 

 das grösste etwa 5°. 



Wenn man bei einem Gesichtsfeld von 3° — dem grössten, das bei den Ver- 

 suchen angewendet wurde, — auf Gelb öder Blaugriin einstellt, d. h. auf diejenigen 

 spektralen Örte, wo nach Uhthoff 2 die Änderung des Farbentons mit der Wellenlänge 

 am grössten ist, känn das Auge zwischen dem am weitesten rechts und dem am 

 weitesten links gelegenen Teil des Gesichtsfeldes keinen Unterschied des Farbentons 

 wahrnehmen. Bei der Arbeit in den äussersten Teilen des Spektrums muss durch 

 Anbringung von geeigneten Farbenfiltern dafiir gesorgt werden, dass die durch Spie- 

 gelung in den Linsen des Spektroskops verursachte Inhomogenität in der Farben- 

 beschaffenheit des Gesichtsfeldes beseitigt wird. Der Sicherheit halber habe ich Far- 

 benfilter auch in solchen Spektralregionen angewendet, wo das Auge keine Inhomo- 

 genität wahrnehmen konnte. 



Das Beleuchtungssystem des Instruments besteht aus einer Nernstspaltlampe 

 nach Gullstrand, 8 mit Brenner fiir Gleichstrom, 0,5 Amp. und 205 Volt. Die Lampe 

 ist von der Firma Zeiss geliefert. 



Das in dem Lampenspalt stehende primäre Bild des gliihenden Nernststabs wird 



1 Vgl. Zeitschrift f. Instruraentenk., Bd. 20, S. 58 (1900). 



2 W. Uhthoff: Uber die Uuterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne ini Spektrum, 

 v. Graefes Archiv f. Ophthalmolog., Bd. 34: IV, S. 10—11 (1888). 



3 A. Gullstrand: Demonstration der Nernstspaltlampe. Bericht ub. d. 37. Versamini. d. ophtbalmol. Gesell- 

 schaft, Heidelberg 1911, S. 374—376. 



