12 G. F. GÖTHLIN, DIE ENERGIESCHWELLE FUR DIE EMPFINDUNG ROT. 



seinerseits in dem Eintrittspalt des Liminospektroskops abgebildet. Diese sekundäre 

 Abbildung wird durch zwei in der dazwischenliegenden Rohrstrecke eingefasste Kon- 

 vexlinsen realisiert, von denen die der Nernstlampe zunächst befindliche ihre Fokal- 

 ebene in dem Lampenspalt hat, die andere in dem Eintrittspalt des Spektroskops. 

 Die Verbindung zwischen der Nernstspaltlampe und dem sie tragenden Stativarm 

 ist so beschaffen, dass kleine seitliche Verschiebungen der Lampe ausgefiihrt werden 

 können, vvodurch die genaue Einstellung des sekundären Biides in dem Eintrittspalt 

 ermöglicht wird. Die Lage des Biides im Verhältnis zum Spalt känn dabei sowohl 

 von der Aussen- wie von der Innenseite des Spaltmechanismus kontrolliert werden. 

 Ersteres wird dadurch ermöglicht, dass sich ein Teil der oberen Wand des auf der 

 Tafel mit 13 bezeichneten Rohrabschnittes in der Art eines Schalters verschiebt, wenn 

 man einen das Rohr umfassenden Metallring dreht. Eine Vierteldrehung des Ringes 

 legt den Spaltmechanismus zur Besichtigung von aussen frei. Von der Innenseite 

 känn der Spalt nach Einschiebung des mit 14 bezeichneten Seitentubus untersucht 

 werden. Ein in diesem eingefasstes Reflexionsprisma lenkt nämlich dann durch den 

 Eintrittspalt eindringendes Licht längs der Achse des Seitentubus nach aussen ab. 

 Nach Einschiebung eines Rauchglases zwischen Auge und Tubus känn man sich also, 

 indem man in den Seitentubus hineinsieht, iiberzeugen, ob das Bild des Stabes den 

 Spalt ausfullt öder nicht. 



Im Verbindungsteil zwischen der Nernstspaltlampe und dem Spektroskop und 

 zwischen den oben beschriebenen Konvexlinsen, wo also die Lichtstrahlen einen an- 

 nähernd parallelen Verlauf haben, ist ein Wärmeabsorptionsrohr, ein Halter fur Ge- 

 latinefilter und ein Polarisationssystem angebracht. 



Das Absorptionsgefäss (19) ist ein 50 mm långes und 30 mm weites Glasrohr, 

 das an beiden Enden einen mit Schraubengewinde versehenen Ebonitbeschlag trägt, 

 an welchem eine in Ebonit eingefasste Scheibe von planem Spiegelglas festgeschraubt 

 werden känn. Als Absorptionsfliissigkeit fur die Wärmestrahlen wurde Glyzerin ver- 

 wendet. 



In einer Fassung gerade unter dem Platz, der auf der Tafel mit der Ziffer 12 

 bezeichnet ist, wird ein Filter angebracht, innerhalb dessen Durchlässigkeitszone die 

 gewählte Wellenlänge liegt. Diese Filter sind zwischen Spiegelglas »zementierte» Ge- 

 latinefilter, die von der Firma Wratten & Wainwright in London angefertigt wurden. 



Das Polarisationssystem, welches in einer feinen und quantitativ angebbaren 

 Weise die durch den Eintrittspalt in das Spektroskop gelangende Lichtmenge regu- 

 lieren soll, besteht aus zwei Prismen nach Glan-Thompson. Der Polarisator hat die 

 Dimensionen 12x12x29 mm und ist mittels einer Mikrometerschraube (15) in seiner 

 Einfassung drehbar. Letztere trägt eine Kreisscheibe (16) mit eingravierter Bogen- 

 einteilung. Eine Noniusskala (17) gestattet, jede mit dem Polarisator ausgefiihrte 

 Drehung auf eine Minute genau abzulesen. Das Analysatorprisma ist fix und hat 

 die Dimensionen 15x15x34 mm. Seine Orientierung ist derart, dass die Schwingungs- 

 richtung des in das Spektroskop eintretenden linear polarisierten Lichtes vertikal ist. 

 Die beiden Polarisationsprismen erzeugen zusammen ein homogenes polarisiertes Feld 

 von 10°. 



