KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 |. 13 



Mit Ausnahme der Nernstspaltlampe ist das ganze Instrument nach meinen 

 Anweisungen in den Werkstätten der Firma Franz Schmidt & Haensch, Berlin, aus- 

 gefiihrt worden. Die Vorschläge zu den Vorrichtungen, durch welche die genaue Ein- 

 stellung des Biides in dem Eintrittspalt kontrolliert wird, sind von der Firma aus- 

 gegangen. 



Die verschiedenartigen Kontrollproben, denen ich das Liminospektroskop unter- 

 zogen habe, zeigten vollauf, dass die liefernde Firma bei der Ausfuhrung des Instru- 

 ments eine solide und hinsichtlich der Präzision ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. 

 Dass die Herstellung mitten im Weltkrieg stattfand, ist nur geeignet, den Wert dieser 

 Anerkennung zu erhöhen. 



Fiir einen Beitrag von 1800 Krönen zur Anschaffung des Instruments schulde 

 ich Doktor A. F. Regnells Stiftungsfond an der Medizinischen Fakultät der Univer- 

 sität Upsala die grösste Dankbarkeit. 



2. Herstellung der Wellenlängenskala fur das Liminospektroskop. 



Die Kalibrierung der Skala, nach welcher das Prisma des Liminospektroskops 

 eingestellt werden soll, um Licht von gewiinschter Wellenlänge zu erhalten, wurde 

 mit Sonnenlicht ausgefiihrt, unter Anwendung des Gauss-Okulars vor dem Aus- 

 trittspalt. Da indessen nur ein recht schmaler Teil des Spektrums dabei uberblickt 

 werden känn, war es in einigen Fallen schwierig, die Fraunhoferschen Linien mit 

 völliger Gewissheit zu identifizieren. Mit Riicksicht hierauf musste erst eine präli- 

 minäre indirekte Eichung vorgenommen werden. Sowohl diese wie die direkte Ei- 

 chung konnte ich, infolge freundlichen Entgegenkommens von seiten Herrn Profes- 

 sors G. Granqvist, im physikalischen Institut der Universität ausfiihren. 



Das Verfahren bei der indirekten Kalibrierung war folgendes. Auf der Skala 

 eines Spektroskops nach Steinheil mit verhältnismässig grossem Gesichtsfeld und bes- 

 serem Uberblick iiber das Spektrum wurden die Projektionsstellen von 12 in geeig- 

 neten Abständen von einander gelegenen Fraunhoferschen Linien zwischen der B- 

 und der h-Linie bestimmt. Hierauf wurde das Liminospektroskop mit angeziindeter 

 Beleuchtungsanordnung und mit parallelen Nicols so aufgestellt, dass das Licht aus 

 seinem Austrittspalt direkt in den Eintrittspalt des Steinheilspektroskops fiel. Durch 

 Drehung der Mikrometerschraube fiir das Prisma des Liminospektroskops wurde unter 

 gleichzeitiger Beobachtung der Lage des im Steinheilspektroskop entstehenden Licht- 

 streifens im Verhältnis zur Skala desselben festgestellt, welche Einstellungen auf der 

 Skala des Liminospektroskops der Lage der vorher untersuchten Fraunhoferschen 

 Linien entsprachen. 



Nachdem diese Einstellungen an der Skala des Liminospektroskops mit der- 

 jenigen Annäherung festgestellt worden waren, die durch das indirekte Verfahren be- 

 dingt war, schritt ich zur direkten Kalibrierung. Hierbei wurde die Beleuchtungs- 

 vorrichtung des Liminospektroskops nebst dem dazugehörigen Stativarm losgeschraubt 

 und auf den hierdurch freigelegten Eintrittspalt von einem Heliostaten Sonnenlicht 



