KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 I. 15 



Der Fehler, mit welchem eine durch Extrapolierung berechnete Wellenlängen- 

 einstellung im äussersten Rot behaftet ist, känn geschätzt werden, wenn man an- 

 nehmen darf, dass der extrapolierte Skalenwert fiir eine Wellenlänge in bestimmtem 

 Abstand ausserhalb der A-Linie nicht mit grösserer Unsicherheit behaftet ist als der 

 extrapolierte Wert fiir eine Wellenlänge, die gleich weit von der D-Linie in der Rich- 

 tung nach Violett hin liegt. Nach dieser Richtung känn ja fiir bestimmte Fraun- 

 hofersche Linien die Abweichung der durch Extrapolierung berechneten Einstellungen 

 von den richtigen direkt festgestellt werden. 



Einem solchen Vergleich wurden die beobachteten Lagen der E- und F-Linien 

 zugrundegelegt. Dabei zeigte es sich, dass die E-Linie, deren Wellenlänge hinter 

 derjenigen der D-Linie um rund 62 ;j;j. zuriickbleibt, durch Extrapolierung mit einem 

 Fehler von 0,8 ;j-;j., und dass ferner die F-Linie, deren Wellenlänge von derjenigen der 

 D-Linie um rund 103 [tji abweicht, mit einem Fehler von 3,1 \*.p eingestellt wurde. 



Wenn man nun annehmen darf, dass der Einstellungsfehler beiderseits von den 

 Endpunkten der Kurve annähernd symmetrisch wächst, könnte also die Wellenlänge 

 840 [vi durch Extrapolierung mit einem Fehler von rund 2 jj.;j., die Wellenlänge 820 

 mit einem Fehler von rund 1 ;j.ja und die Wellenlängen zwischen 820 und 760 mit 

 kleineren Fehlern als 1 ;m eingestellt werden. 



Dass der Fehler bei der Interpolierung zwischen der A- und D-Linie nach der 

 angefiihrten Formel 1 ;j;j- nicht erreicht, ist durch Kontrolleinstellung von bekannten 

 Linien (He, Li) in verschiedenen Teilen der Zwischenstrecke festgestellt worden. 



3. Die Zusammensetzung der gewählten Spektrallichter. 

 Bestimmung der langwelligen Grenze des sichtbaren Spektrums im Liminospektroskop. 



Es liegt im Interesse der Untersuchung, dass die dabei verwendeten spektralen 

 Lichter so monochromatisch sind, wie es die Umstände ohne Aufopferung anderer 

 Vorteile gestatten. 



Um, soweit dies dabei möglich ist, zunächst das »falsche Licht» auszuschalten, 

 das durch Reflexion an den spiegelnden Flächen der Linsen und Prismen sonst ent- 

 steht, wurde das Licht vor dem Eintritt in den Spektralapparat mittels in der oben 

 angegebenen Weise angebrachter Farbenfilter filtriert. 



Fiir die Wellenlängen 740 — 840 ;j.u wurde hierzu mit grösstem Vorteil ein von 

 R. W. Wood angegebenes Spezialfilter verwendet, welches allés Licht von geringerer 

 Wellenlänge als 690 jx;x total auslöscht, Strahlen, deren W T ellenlänge zwischen 690 

 und 720 ;j.[j. liegt, sehr stark absorbiert, und dessen eigentliche Durchlässigkeitszone erst 

 oberhalb 720 ;j.;j. beginnt und sich bis ins Ultrarot hineinerstreckt. 



Bei Einstellung auf rotes Licht von Wellenlängen unter 720 jijj. habe ich von 

 Wratten und Wainwright angefertigte Filter verwendet, welche in der Publikation 

 der Firma 1 mit den Nummern 70 und 24 bezeichnet werden. Der Wratten-Filter 



' Wratten Light-Filters, 2. edit., Ooydon 1913. 



