20 G. F. GÖTHLIN, DIE ENERGIESCHWELLE FUR DIE EMFFINDUNG ROT. 



Wellenlänge 840 |t[i vorkommen, die Wellenlänge und der Schwellenwert in Klammern 

 gesetzt worden. 



4. Die Technik zur Messung der Energie (Wärmestrahlung) in den 



gewählten Lichtern. 



Die Energie in den respektiven Lichtstrahlungen ist derart in relativen Werten 

 ermittelt worden, dass der thermoelektrische Effekt gemessen wurde, welchen jedes 

 einzelne Licht bei parallelen Nicols in einer Thermosäule bewirkte, die an derselben 

 Stelle angebracht war, wo sich das Ange bei den Schwellenbestimmungen befindet. 

 Hierbei wurde angenommen, dass sich die bernsste Thermosäule wie ein absolut 

 schwarzer Körper verhält. 



Während der Vorbereitungen fiir die Herstellung einer geigneten Vorrichtung 

 zur Messung der Wärmestrahlung hatte ich das Vergnugen, im Physikalischen Institut 

 der Universität arbeiten zu diirfen. Es sei mir gestattet, hier dem Präfekten dessel- 

 ben, Herrn Prof. G. Granqvist, meinen warmen und aufrichtigen Dank auszusprechen, 

 nicht bloss dafiir, dass er mir die Instrumentbestände seines Instituts zur Verfugung 

 gestellt hat, sondern auch fiir den persönlichen Beistand, den er mir bei diesem Teil 

 meiner Arbeit unter Aufopferung von eigener Zeit mit grösstem Wohlwollen 

 geleistet hat. 



Aus verschiedenen Vorversuchen ging hervor, dass zur Erlangung von hinrei- 

 chenden Ausschlägen fiir die schwachen Wärmestrahlungen der monochromatischen 

 Lichter der Eintrittspalt des Liminospektroskops so weit gemacht werden musste, 

 dass das sekundäre Bild des Nernststabes bis zum Äussersten ausgeniitzt wurde. 

 Dies war der Fall bei einer Spaltbreite von 0,75 mm, welche daher fiir die thermo- 

 elektrischen Messungen festgesetzt wurde, während bei den optischen Messungen 

 dieser Spalt nur 0,i mm breit war. Aus demselben Grunde musste die Irisblende 

 ganz geöffnet und die Hartmannsche Keilblende beiseite geschoben werden, so dass 

 der Austrittspalt in seiner ganzen Höhe freigelegt wurde. Die Breite dieses Spalts 

 war ebenso wie bei den optischen Versuchen 1 mm. Die bei den Messungen ver- 

 wendete Thermosäule ist aus Eisen- und Konstantandraht mit neun in einer geraden 

 Linie von 9,7 mm angeordneten Lötstellen zusammengefiigt und in Ubereinstimmung 

 mit den von E. S. Johansen 1 gegebenen technischen Anweisungen ausgefiihrt. Die 

 Säule, deren totaler Widerstand 15 Ohm beträgt, ist in einer Glaszelle eingeschlossen, 

 die nachher mit einer Ölluftpumpe evakuiert wurde. Das Licht gelangt zu den fiir 

 die Bestrahlung bestimmten Lötstellen durch eine planparallele Flussspatplatte von 

 1,8 mm Dicke. Die gegeniiberliegende Wand der Zelle wird von einer planen Glas- 

 platte gebildet. Vor den Lötstellen bilden geschwärzte Uranglasplatten einen 9,7 mm 

 hohen und 1,28 mm breiten Spalt. Die Thermozelle ist von Dr. pliil. S. Werner 

 hergestellt und von ihm zu einer bereits veröffentlichten Untersuchung 2 verwendet 



1 Annal. d. Phys., Ser. 4, Bd. 33, S. 517 (1910). 



2 S. Werner: Ober lichtelektrische Elektronenemission bei Katkodenzerstäubungsschichten. Upsala 1913. 



