KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. NIO |. 21 



worden. Die oben angefiihrten Detailangaben sind zu einem wesentlichen Teil Dr. 

 Werner's Publikation entnommen. 



Bei der ersten Messungsserie vvurde die Thermozelle mit einem dem Physika- 

 lischen Institut gehörigen Panzergal vanometer nach du Bois-Rubens kombiniert. 

 Der gesamte Widerstand in den Galvanometerspulen betrug 10,19 Ohm. Die 

 Ausschläge wurden mit Fernrohr aus einer Entfernung von 2,9 Metern abgelesen. 



Die Empfindlichkeit dieser Kombination von Thermozelle und Galvanometer 

 wurde bei der angegebenen Fernrohrdistanz mit einer Hefnerlampe gemessen. Wenn 

 die Strahlen der Hefnerlampe aus einer horizontalen Entfernung von 1 Meter und 

 nach Passierung der Flussspatplatte unter rechtem Winkel die Thermosäule trafen, 

 wurde ein Ausschlag von 39 Skalenteilen erhalten. 



Fur jeden in die Nernstspaltlampe neu eingesetzten Brenner wurde eine neue 

 Messung der relativen Strahlungsintensität aller zu priifenden Lichter vorgenommen. 

 Diese neuen Messungsserien wurden im Physiologischen Institut ausgefiihrt, wobei 

 dieselbe Thermozelle mit einem BLix'schen Galvanometer mit Gehänge nach Broca 

 kombiniert wurde. Die eigens fur diese Versuche angefertigten Galvanometerspulen 

 repräsentierten einen Widerstand von im ganzen 14 Ohm. Dieses Galvanometer war 

 nicht mit Panzer versehen. Bei Ablesung mit Skala aus einer Entfernung von 3,5 m 1 

 entsprach ein Ausschlag von einem Skalenteil einer E. M. K. von 1,46 x 10 -8 Volt. 

 Wenn die Thermozelle, in der angegebenen Weise mit dem BLix'schen Galvanometer 

 kombiniert, aus einer Entfernung von 1 m mit einer Hefnerlampe beleuchtet wurde, 

 zeigte das Galvanometer einen Ausschlag von 60 Skalenteilen. 



Einige technische Details bei den Messungen der Strahlungsintensitäten der 

 spektralen Lichter mogen hier erwähnt werden. Die mit W T atte gut umwickelte 

 Thermozelle wurde auf einem Stativ vor dem Austrittspalt des Liminospektroskops 

 so angebracht, dass sie bequem gehoben und gesenkt sowie seitwärts verschoben 

 werden konnte. Ihre Flussspatplatte wurde parallel zu der Fläche der den erwähn- 

 ten Spalt begrenzenden beweglichen Metallplatten und etwa 3 mm von dieser ent- 

 fernt eingestellt. Der Austrittspalt wurde von innen stark beleuchtet, und während 

 ich von hinten das Licht durch den Spalt der Thermozelle beobachtete, wurde diese 

 sowohl in der Höhen- wie in der Seitenrichtung symmetrisch zum Austrittspalt des 

 Liminospektroskops eingestellt. Ferner wurde die Thermozelle durch Schirme vor jeder 

 direkten Wärmestrahlung von seiten der Nernstspaltlampe, der die Skala beleuch- 

 tenden Lampe und der im Zimmer anwesenden Personen geschiitzt. 



Die Exponierung der Lichter auf der Thermosäule wurde von einem Assistenten 

 besorgt. Dieser öffnete auf ein gegebenes Zeichen einen bis dahin den Eintrittspalt 

 deckenden drehbaren Deckel (18 auf der Tafel). Sobald ich im Fernrohr den ent- 

 sprechenden initialen Galvanometerausschlag abgelesen hatte, wurde die Klappe wieder 

 geschlossen. Die Zwischenzeit zwischen den Exponierungen betrug bei der ersten 

 Messungsserie 4 Minuten. Bei den folgenden wurde sie auf 5 Minuten erhöht und 



Ein besonders gutes Fernrohr niachte es möglich, aus dieser Distanz sichere Ablesungen auszuiuhren. 



