KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 !. 25 



Mit Hilfe des sehr schwachen Scheins, der also dem Blick begegnet, gibt der 

 Reagent, ohne die Vorrichtungen zur Regulierung des Lichtes zu verändern, so schnell 

 und sicher als es ihm möglich ist, dem Auge diejenige Lage im Verhältnis zum Spalt 

 imd dem Blick diejenige Richtung, bei welcher das Licht zentral abgebildet wird 

 und unter Festhaltung der zentralen Abbildung seine grösste Intensität erhält. Ist 

 dies geschehen, so bietet er seine ganze Energie auf, um den Blick fix zu erhalten, 

 schraubt den Polarisator soweit gegen den Nullpunkt der Skala hinab, dass das Licht 

 sicher verschvvunden ist, behält diese Einstellung etwa zwei Sekunden bei und ändert 

 dann die Richtung des Schraubens. Die Schraube wird nun mit grösster Vorsicht 

 gedreht, bis die erste sichere Empfindung von Rot aufgefangen wird. Die Bewegung 

 wird alsdann augenblicklich unterbrochen. Trotz aller Vorsicht känn es hierbei — 

 besonders bei der Untersuchung mit fovealem Sehen — vorkommen, dass man an 

 der Schwelle vorbeigleitet, weil die Fixierung nicht scharf genug beibehalten werden 

 känn. In diesem Fall muss die Prozedur von Anfang an wiederholt werden. 



In seltenen Fallen kommt es vor, dass der Reagent im Verlaufe der Einstellung 

 die Zentrierung des Auges verliert, ohne es selbst zu merken, und eine Einstellung 

 macht, von der er annimmt, dass sie richtig sei. Hierbei ergibt sich ein Schwellen- 

 wert, der nach oben aus der ubrigen Serie herausspringt. In solchen Fallen zeigt 

 der Dirigent, wenn die Beobachtungen vollzählig geworden sind, aufs neue das Licht, 

 welches durch die entsprechende Einstellung entsteht, und bittet den Reagenten, 

 sich iiber die Tauglichkeit desselben als Schwellenwert zu äussern. Der Reagent, der 

 dann den Irrtum sofort merkt, ist bei einem solchen Ausgang des Kontrollversuchs 

 berechtigt, die fehlerhafte Einstellung selbst auszuschalten. 



Die Notwendigkeit, von Anfang an im Instrument einen sichtbaren Orientie- 

 rungsschein zu haben, ist bei allén Versuchen mit lichtadaptiertem Auge offenbar. 

 Es liegt ja in der Natur der Sache, dass das Auge, während die Einstellung statt- 

 findet, der fortgesetzten Einwirkung des Lichtes, fur welches es adaptiert ist, entzo- 

 gen werden muss. Infolgedessen kommt das Gesichtsorgan in einen labilen Zustand, 

 während dessen seine Empfindlichkeit wächst. Während dieser Zeit muss die Schwelle 

 ohne Zeitverlust eingestellt werden, um soweit möglich dem bei der Ausgangsbeleuch- 

 tung herrschenden Empfindlichkeitsgrade zu entsprechen. Wenn nun schon von 

 Anfang an ein Orientierungsschein vorhanden ist, ist es, wie sich herausgestellt hat, 

 möglich, je nach den Umständen innerhalb 20 — 30 Sekunden die Farbenschwelle 

 einzustellen, während fast die doppelte Zeit nötig ist, wenn der Reagent bei ganz 

 dunklem Gesichtsfeld den Orientierungsschein selbst durch Schrauben hervorbringen 

 soll. 



Bei total dunkeladaptiertem Auge liegt kein zwingendes Bediirfnis vor, von 

 Anfang an einen sichtbaren Orientierungsschein zu haben. Handelt es sich jedoch 

 um Lichter, deren Schwelle weit vom Nullpunkt der Skala entfernt ist, so gewinnt 

 man durch eine solche Anordnung einen entschiedenen Vorteil. Ein langwieriges 

 Schrauben zur Hervorbringung des Orientierungsscheins ermiidet nämlich den Re- 

 agenten. Daher vvurde auch bei Versuchen mit dunkeladaptiertem Auge fur hohe 

 Wellenlängen von vornherein ein passend gewählter Orientierungsschein eingestellt. 



K. Sr. Vet. Ak.id Han dl. Band 58. N:o 1. 4 



