K T NHL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR BAND 58. N:0 |. 



7. Störende Einfliisse und Fehlerquellen bei den Messungen. 

 Fehlergrenzen der Resultate. 



Schon in der physikalischen Versuchsanordnung liegt insofern eine Fehler- 

 quelle, als im Elektrizitätsnetz unseres Instituts Spannungsvariationen von solcher 

 Grösse vorkommen, dass sie ohne Zvveifel auf die Lichtstrahlung der Nernstlampe 

 zuriickwirken. Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden, dass diese Fehler- 

 quelle hatte ausgeschaltet werden können, wenn die Anschaffung einer eigenen Akku- 

 mulatorbatterie möglich gewesen wäre. Dies war jedoch leider nicht der Fall. 



Die Spannung im Elektrizitätznetz habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten 

 fortlaufend kontrolliert und dabei als äusserste Grenzvverte 220 resp. 234 Volt beob- 

 achtet. Meine Kontrollversuche wurden so angestellt, dass ich jedesmal während einer 

 Stunde die Ausschläge an einem Voltmeter (von der Firma Hartmann & Braun) in 

 Perioden von 10 Minuten ununterbrochen verfolgte, so dass fur jede 10-Minuten- 

 Periode die höchste und die niedrigste Spannung bekannt wurde. 



Welchen Einfluss Spannungsvariationen innerhalb der angegebenen Grenzen 

 in Verbindung mit den galvanometrischen Ablesungsfehlern auf das Resultat der 

 Messungen der Strahlungsintensität bei einem Licht von bestimmter Wellenlänge 

 ausiiben. versuchte ich auf folgende Weise festzustellen. Bei vollkommen unverän- 

 derter Messungsanordnung wurden fur Licht von der mittleren Wellenlänge 720 [ta 

 galvanometrische Messungen bei solchen Gelegenheiten vorgenommen, wo innerhalb 

 der oben angegebenen Latitude die verschiedensten Spannungen im Netz herrschten. 

 Das Experiment erstreckte sich iiber eine Zeit von drei Tagen. Dabei wurden fol- 

 gende Galvanometerausschläge notiert: 



15,o; 14,7; 13,9; 14,5; 15,o; 14,5; 14,6; 

 13,8; 14,7; 14,5; 14,7; 15,2; 14,4; 14,o. 



Das Mittel dieser vierzehn verschiedenen Beobachtungen ist 14, r>. Die grössten 

 Abweichungen der Einzelobservationen betragen +_ 4,8 % des Mittels. Verfiigt man 

 iiber einen Mittelwert von vier Ablesungen, so ist der mittlere Fehler fiir diesen 

 Mittel wert + 1,43 %. 



Es ist bekannt, dass die Leuchtkraft des Nernststabes während der ersten Brenn- 

 zeit eine starke Einbusse erleidet, dass aber dann bis zur 200. Stunde die Leucht- 

 kraft nur langsam abnimmt (von der 25. bis zur 200. Stunde um c. 6 "/o). 1 Aus 

 diesem Grunde wurde fiir die Messungen kein Nernstbrenner verwendet, der nicht 

 schon wenigstens 10 Stunden gebrannt hatte. Auch blieb die ausgenutzte Brennzeit 

 in allén Fallen weit unter 200 Stunden. 



Die Nernstspaltlampe wird stark erhitzt, wenn sie länge und ununterbrochen 

 brennt. Infolgedessen entsteht die Gefahr, dass sich an den Linsen ein Beschlag 



1 v. Gaisberg: Elektrotechnische Zeitschrift, Bd. 25, S. 885 (1904). 



K. Sv. Vet. Akad. Harull. Band 58. N:o 1. 



