H. N0RINDER, RECHERCHES SUR LE GRADIENT DU POTENT. ELECTR. DE L ATMOSPR. A UPSALA. 



Installation de rélectrometre enregistreur. 



Le gradient du potentiel électrique (le potentiel) a été mesuré å Upsala par 

 un electrométre a quadrants de Benndorf (électrographe). L'instrument enregistrait 

 le potentiel pour chaque minute. 



L'électrographe avait été installé dans le vestibule du pavillon des instruments 

 de TObservatoire météorologique. La tige qui supportait le collecteur sortait hori- 

 zontalement dans la direction du sud-est par un trou percé dans le mur de la maison. 

 Le collecteur était a une distance de 2,o m du sol. Les quadrants de Félectrographe 

 ont été chargés par une pile de charge normale (type Kruger) composée de 100 

 elements de Weston. La pile avait un potentiel de 102 volts et était divisée en 

 intervalles de 10 elements. Chaque paire de quadrants a été chargée au méme po- 

 tentiel par la pile normale mais d'un signe contraire. En changeant le potentiel des 

 quadrants, on pouvait changer la sensibilité de 1'électrographe. 



La variation absolue de la température dans la chambre d'installation n'a pas 

 surpassé 20^ C. La pile normale, qui a chargé les quadrants était indépendante de 

 la température, c'est pourquoi les variations de la température dans la chambre 

 d'installation n'ont pas influé sur la sensibilité de 1'électrographe. 



Gradnation. 



Le coefficient de sensibilité de 1'électrographe en volts par mm de déviation 

 a été déterminé par la méthode ordinaire en mettant 1'aiguille en communication 

 avec un potentiel connu d'une pile placée dans une chambre intérieure. Par l'en- 

 registrement simultané de 1'électrographe, on a calculé le coefficient de sensibilité. Le 

 potentiel connu a été produit par: 1) une pile normale (type Kruger), 2) une pile 

 au sulfate de magnesium (voir page 9). Celle-ci avait un potentiel presque constant 

 pendant un long intervalle de temps. 



Pour les graduations faites pendant la période Vio 1912 — 2 /\o 1913 on a mesuré 

 le potentiel des piles, chargeant Taiguille de 1'électrographe, avec un electrométre a 

 fils de quartz, type Wulf, sans tenir compte de la température sur Pécart des fils. 



