KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. NIO 4- 5 



Dans les graduations suivantes qui sont effectuées å 1'aide d'un électrométre a fil, 

 type Lutz, on a cependant éliminé 1'influence de la température (voir p. 9). Pour 

 la réduction des courbes enregistrées pendant la période sept. 1912 — 19 février 1914, 

 on s'est servi des coefficients de sensibilité déterminés le 14 janvier 1914. En voici 

 les raisons: 1°) la distance bifilaire de réleetrographe a été constante pendant la 

 période sept. 1912—19 févr. 1914; 2°) les différences entré les coefficients de sensi- 

 bilité pendant ce temps-lå n'étaient pas plus grandes que les erreurs que 1'on aurait 

 pu faire en négligeant l'influence de la température sur 1'électrométre de Wulf (voir 

 tab. 1); 3°) les coefficients de sensibilité mesurés pendant 1'année 1914 avec élimina- 

 tion de 1'influence de la température ne présentaient que des variations insignifiantes 

 (voir tab. 2). Depuis le 19 février 1914, on a employé pour le dépouillement les 

 moyennes arithmétiques des coefficients de sensibilité du tab. 2 en exceptant le 

 coefficient du 17 /2 1915. 



Tab. 1. 



Tab. 2. 







Charge des qua- 

 drants. Nombre 



Valeur en volts 



Da 



te 



d'éléments de 



d'un millimétre 







Weston, pile type 



d'érart 







Kruqer 





1912 



'/.. 



±30 



10,3 





2 V'o 



±30 



10,0 





J6 /,0 



± 30 



10,1 



1913 



"/■ 



± 30 



11,4 





6 A 



/ ±50 

 t ± 30 



5,7 

 10,6 





'% 



± 30 



10,2 







[ ±50 

 ±30 



5,7 





'»/a 



9,9 







1 ± 10 



28,6 





»/.o 



± 30 



11,2 



1914 





[±50 



5,1 





"/• 



\ ±30 



8,(3 







1 ±20 



12,0 







[±50 



5,2 





,8 /j 



• ± 30 



8,7 







1 ± 10 



25,7 



Da te 



( 'harge des qua- 

 drants. Nombre 



d'éléments de 



Weston, pile type 



Kbuger 



Valeur en volts 



d'un millimétre 



d'écart 



1914 





(±50 

 < ±30 

 1 ± 20 



10,1 10,2 





2J > 



16,8 







24,9 







f ± 50 

 l ±30 



10,5 10,7 





18,1 







[ ±50 

 ± 30 



10,6 







18,9 







1 ± 20 



28,9 







| ±50 

 l± 30 



10,5 



18,5 







( + 50 



10,3 





'% 



• + 30 



17,0 







l ±20 



26,2 





30 /io 



1 ±50 



l ± 30 



10,1 



17,4 



1915 



Vh] 



i ± 50 

 l±30 



9.9 

 17,0 



Le 19 /a 1914 a 5 h. p. m. on a changé la distance bifilaire de Pélectrographe, 

 ce qui a amené de nouveaux coefficients de sensibilité donnés au tab. 2 ci-dessus. 



