6 H. N0RINDER, RECHERCHES SUR LE GRADIENT DU POTENT. ÉLECTR. DE L'ATMOSPH. A UPSALA. 



Collecteur. 



La prise de potentiel était faite par un collecteur å 1'ionium fourni par la 

 maison Gunther et Tegetmeyer de Braunschweig. 



Le disque métallique couvert d'ionium, diamétre 2.3 cm, couvert d'une mince 

 surface en émail, était protegé par une capsule métallique. 



Jusqu'au 27 no v. 1913, le disque couvert d'ionium était porté par une perche 

 en forme de T. passant horizontalement par un trou dans le mur. La perche reposait 

 sur deux isoloirs de soufre fixés au mur intérieur et desséchés dans une caisse par 

 du chlorure de chaux. 



Le collecteur + la perche + le fil métallique qui relie le collecteur å 1'électrométre 

 + 1'aiguille de l'électrométre formaient un systéme fermé de conducteurs. Avec un 

 condensateur de deux plaques circulaires la capacité du systéme å été mesurée å 

 260 cm environ. 



* / 



hfW lT 



tf* /v. 



Fig. 1. 



Ce dispositif de collecteur ressemble å peu prés aux arrangements dans d'autres 

 endroits, soit que la prise de potentiel ait été faite par un collecteur ä veine liquide 

 ou å element radioactif. Quand le collecteur avec son point actif est relié a une 

 tige horizontale et sans abri, il se produit a mon avis les inconvénients suivants: 



1) La capacité totale du systéme devient inutilement grande, ce qui empéche 

 l'enregistrement des variations rapides du potentiel. 



2) La tige isolée prend ä la neige et å la pluie des charges propres d'électricité 

 qui ne se déchargent pas assez vite par le collecteur. Dans le cas actuel la surface 

 de la tige de collecteur exposée aux précipitations était de 880 cm 2 surface et par 

 conséquent trop grande en comparaison de celle du disque de collecteur qui était 

 de 40 cm 2 . 



Pour diminuer ces inconvénients j'ai construit, apres quelques essais prélimi- 

 naires en novembre 1913, un nouveau dispositif de collecteur (voir fig. 1). 



LTn tube d'aluminium A fut fixé avec des isoloirs doubles de soufre B, C et E, 

 F ä la console G du mur, bien étayée contre les oscillations. Dans le tube A, furent 

 placés deux isoloirs de soufre H et I. Au centre de la partie extérieure de I fut 



