KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58- N:0 4. 7 



fixée une petite tige métallique K qui portait la capsule de collecteur L. La tige 

 K fut directement reliée avec 1'électrographe par le fil central M. Les petits réser- 

 voirs N,, N 2 , N 3 , pour le chlorure de chaux desséchaient les surfaces des isoloirs dans 

 le tube. S formait un manteau conique d'abri contre les araignées. Sans cet abri 

 celles-ci pouvaient perturber 1'enregistrement en plaeant des fils, conducteurs dans 

 l'air humide, entré la tige de collecteur et le mur. En enduisant de temps en temps 

 la surface S avec de la colle gluante, on empéchait les araignées d'atteindre le tube A. 



L'installation du nouveau dispositif de collecteur entraina les avantages suivants: 



1°) La capacité du systéme fut ramenée a 102 cm, ce qui facilitait 1'enregistre- 

 ment des variations rapides du potentiel. 



£°) La surface exposée aux précipitations n'était que celle de L, soit 40 cm 2 

 environ. Avec le dispositif précédent la surface correspondante était de 880 cm 2 . 

 Les perturbations directes par précipitations diminuaient donc ainsi. 



8°) Si 1'isolation intérieure a I et a H dans des circonstances défavorables ne 

 fonctionnait pas, 1'enregistrement de l'électrographe continuait quoiqu'avec une plus 

 grande capacité. 



Isolation et charge. 



Avant le montage de 1'électrographe on a constaté par des épreuves que 1'iso- 

 lation de ses divers accessoires était bonne. Comme c'est déjå montré dans d'autres 

 publications, * il importe de mesurer l'isolation et la vitesse de charge de tout le 

 systéme (électrographe + fil + tige + collecteur) aussi pendant 1'enregistrement. 



La vitesse de charge a été mesurée en mettant subitement en fonction le col- 

 lecteur apres 1'avoir relié au sol. La courbe de charge au potentiel de 1'atmosphére 

 a été obtenue par 1'enregistrement. La déperdition électrique du systéme a été 

 mesurée en fermant le collecteur avec un couvercle métallique et en chargeant le 

 systéme fermé a 100 — 250 volts. La courbe de déperdition a été enregistrée par 

 1'instrument. 



Nous donnons ci-dessous le resultat de cinq observations faites å des occasions 

 différentes. La vitesse de charge est donnée par le pour cent du potentiel atmos- 

 phérique (du moment de 1'observation) avec lequel le systéme de collecteur se char- 

 geait pendant la premiére minute apres que la communication avec le sol avait été 

 rompue. La décharge est donnée en nombre de volts que le systéme charge, le col- 

 lecteur étant fermé, perdait en deux minutes. 



Vitesse de charge en % pendant la premiere minute 23 34 28 60 40 



Décharge en deux minutes, en volts 2,1 3, '2 5,8 7,5 7,0 



1 Benndorf, H.: Wien. Ber. 118 Ila. Wien 1909. — Ising, G.: Några luftelektriska iakttagelser i 

 Lappland. K. Svenska V. A:s arkiv för matematik, astronomi och fysik, Bd 7, n:o 8. Stockholm 1911. — 

 Norinder, E. H.: Observations de Télectricité atmosphérique å Vassijaure. K. Svenska V. A:s handlingar, Bd 

 55, n:o 6. Stockholm 1916. 



