KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDUNGAR. BAND 58. N:0 4. !> 



1'électrométre, j'ai constrnit une pile au sulfate de magnesium avec une densité spé- 

 cifique de la dissolution saline de l.o-t. La pile était formée par 100 petits tubes de 

 verre. On remplissait le tiers des tubes avec la dissolution du sel, apres quoi on 

 les recouvrait de paraffine liquide. Les tubes furent montés dans une plaque de 

 paraffine. La partie des électrodes au-dessus du liquide, de méme que le bord des 

 tubes, furent paraffinés afin d'éviter la formation de sels grimpants et 1'évaporation. 

 Le potentiel de la pile fut pratiquement constant pendant plusieurs mois et, huit 

 mois apres le montage, le potentiel n'avait diminué que de 4 %, diminution causée 

 par l'évaporation dans quelques elements. D'aprés 1'étude de M. Damien : le potentiel 

 de cet element au sulfate de magnesium est compris entré 1,04 å l.oe volts et reste 

 presque indépendant du degré de concentration de la dissolution saline et de la tem- 

 pérature. Deux jours apres le montage, j'ai calculé avec un potentiel de 1,05 volt 

 de chaque element. Les différences des potentiels entré les différentes intervalles de 

 10 elements étaient les mémes. Au cours des étalonnages de l'électrométre de Lutz, 

 la température de la pile était toujours + 17° Cels. environ, tandis que la tempéra- 

 ture de 1'électrométre fut variée. Dabord 1'électrométre, étant placé dans la méme 

 chambre que la pile, fut étalonné å un température de 17,2°. Puis il fut exposé hors 

 de la maison å l'air libre et quand il eut atteint une température de — 10,5° un 

 nouvel étalonnage fut fait. Enfin un étalonnage de controle å + 17° concorda avec 

 la premiére serie. Egalement on entreprit un étalonnage de 1'électrométre a la tem- 

 pérature de + 4,o°. Un écart de 50,o divisions d'échelle donna 109 a volts å + 17.2°; 

 le méme écart donna 91. s volts å -10.5°. En se servant de 1'étalonnage on traca 

 des courbes de graduation pour les températures citées de 1'électrométre et par inter- 

 polation pour les températures intermédiaires on évita 1'erreur de la température. 

 J'ai aussi mesuré 1'influence de la température sur 1'électrométre de Wulf mis å 

 notre disposition par le Comité de Vassijaure. Quelquefois j'ai employé cet électro- 

 métre pour déterminer le coefficient de sensibilité de 1'électrographe (voir page 4). 

 Un écart de 165 degres d'échelle donnait 164, o volts ä une température de 1'électro- 

 métre de + 17° C, 169.2 volts a — 15° C. Il ressort de cette recherche que les électro- 

 métres a fils employés en plein air sont exposés a des causes d'erreur par suite de 

 Tinf luence de la température. 



Les mesures indiquées plus haut sur le gradient du potentiel électrique ont été 

 exécutées pendant des intervalles de temps que le champ électrique n'était pas per- 

 turbé. Au cours de ces mesures les lectures de 1'électrométre furent faites pour 

 chaque minute et å la seconde méme ou l'électrographe enregistrait le potentiel. Le 



cl i) fi')) 



facteur de réduction au plan k est calculé par la formule — =IV, ou — désigne le 



dh dh 



gradient du potentiel en volts/métre et V désigne le potentiel simultané de 1'électro- 

 graphe. Nous donnons ci-dessous le resultat. 



1 I>amie\ t , B. C: Lumiere (Mectrique XVIII, 1885, p. 361. 



K. Sv. Vet. Aka.l. Handl. Band 58. N:o 4. 



